DES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES. 
99 
mètres, qu’en deux thermomètres (à échelle de Réaumur), l’un à boule découverte et l’autre à boule 
enveloppée d’un morceau de mousseline constamment baignée d’eau, au moyen d’une mèche qui 
plonge dans le récipient. Les indications d’un pareil thermomètre paraissent, suivant M. Capelli, 
s’écarter trop de la vérité, et il m’écrit que, pour les dernières observations de mars, il a joint au 
psychromètre un troisième thermomètre, dont il humecte la boule au moyen d’un petit pinceau 
plongé dans l’eau toutes les fois qu’il observe. Cette manière d’humecter la boule lui paraît la plus 
convenable, l’instrument pouvant servir encore quand l’eau se congèle, et parce que, dit M. l’abbé 
Capelli, un quart d’heure après que la boule a été légèrement humectée, le mercure reste sta¬ 
tionnaire et les indications ne sont point fautives. L’air qui entoure les trois boules des thermo¬ 
mètres est agité au moyen d’un ventilateur, mu par une horloge qui, à la partie supérieure, est 
munie d’un tambour percé par le haut et terminé à la circonférence par un tube qui dirige l’air 
sur les thermomètres. Cet air est agité par un système de palettes qui se trouve à l’intérieur du 
petit tambour. » 
Depuis l’équinoxe de mars, nous avons calculé la tension de la vapeur et l’humidité de l’air 
d’après les indications de ce nouveau thermomètre et au moyen des tables de Stierlin. Précédem¬ 
ment, M. l’abbé Capelli avait calculé lui-même plusieurs fois ses observations psychrométriques, 
mais il semblait se servir d’autres tables que les nôtres. 
Genève. — Les observations sont-faites par M. E. Plantamour, directeur de l’observatoire. 
Le baromètre de cette station se trouve décrit dans le mémoire sur les Comparaisons baro¬ 
métriques, etc. (page 67), déjà cité; les observations sont corrigées de l’effet de la capillarité et 
réduites à la température zéro par M. Plantamour. 
La correction donnée dans ce mémoire par MM. Bravais et Martins, pour réduire le baromètre 
de Genève à la pression absolue, diffère beaucoup de celle indiquée dans la Bibliothèque univer¬ 
selle (tom. VIII, nouvelle série, page 270). 
La cuvette du baromètre est à 33 m ,13 au-dessus du limmimètre, au bord du lac de Genève; la 
hauteur du limmimètre au-dessus de la mer est de 574 m ,80; donc l’altitude de la cuvette est de 
407 m ,95. 
M. Plantamour nous écrivait au moi£ de juillet 1842 : 
« L’hygromètre a été vérifié tout récemment; dans l’humidité extrême il monte à 100°; tenu 
plusieurs jours sous une cloche avec du chlorure de calcium, il n’est pas descendu tout à fait à 
zéro, et cependant, il descend fréquemment à 38° et même plus bas. » 
Plus tard il nous écrit encore : « J’ai ajouté aux observations de Genève l’électricité atmosphé¬ 
rique , accusée par un électroscope à boule de sureau, mis en communication avec une tige d’une 
hauteur de 84 pieds. Pour de faibles quantités d’électricité, le signe n’est pas indiqué, parce que 
l’électroscope à pile sèche qui sert à ce but, étant moins sensible, n’indique pas d’une manière 
sensible d’aussi faibles quantités d’électricité. » 
Grand-S 1 -Bernard. •— Les observations y sont faites par les soins des religieux de l’hospice, et 
nous sont transmises par M. le directeur de l’observatoire de Genève; il nous écrivait en juillet 1842 
qu’il résultait d’une comparaison du baromètre de Genève avec celui de cette station, qu’au Saint- 
Bernard, les indications barométriques sont trop élevées de 0 mm ,8, et que le thermomètre centigrade 
extérieur indique des températures trop élevées de 0°,6. Au reste, ces corrections n’ont pas été 
appliquées aux nombres donnés dans les tableaux, carM. Plantamour dit qu’il attend de nouvelles 
comparaisons avant de faire usage de ces corrections. Les observations du baromètre nous parvien¬ 
nent réduites à zéro de température. 
