100 
OBSERVATIONS 
La description du baromètre du Mont-S'-Bernard se trouve aussi dans les Comparaisons, etc. 
(page 68). La correction donnée dans ce mémoire, par MM. Bravais et Martins, pour réduire ce 
baromètre à la pression absolue, s’écarte sensiblement de celle indiquée par M. Plantamour. La cu¬ 
vette du baromètre se trouve à 2492 mètres au-dessus de la mer. 
Latitude 4o°o0'16" N. Longitude 4°44'50" E. de Paris. 
Lausanne. — C’est M. Elie Wartmann, professeur de physique à l’académie de Lausanne, qui 
observe dans cette station, et il nous a communiqué, en janvier dernier, les renseignements sui¬ 
vants sur les instruments dont il se sert : 
« Le baromètre construit par Oeri, à Zurich, est en tout semblable à ceux que la Société Helvé¬ 
tique des sciences naturelles avait fait exécuter en 1826, pour être employés au relevé météorolo¬ 
gique de notre pays. Il est à très-large cuvette; le tube a 9 mm ,2 de diamètre intérieur; la graduation 
est en pouces et lignes français. Chaque lecture est convertie en mesure décimale, puis corrigée 
pour la capillarité et pour la température. Cette dernière correction était faite avec les tables 
publiées par M. Delezenne; elle l’est maintenant avec des tables inédites beaucoup plus détaillées 
(procédant de dixième en dixième de millimètre et de degré centigrade); on y tient compte de la 
dilatation de l’échelle, qui est de laiton. La marche de cet instrument, apporté à Lausanne par 
31. Oeri en personne, a été vérifiée à l’aide d’un excellent baromètre de Gay-Lussac, construit par 
Lerebours, et dont M. Eugène Bouvard a constaté la bonne exécution. 
» Le thermomètre extérieur est de Pixii, à réservoir cylindrique et à tube très-capillaire; 
l’échelle est graduée en cinquièmes de degré et un vernier permet dévaluer les centièmes avec 
exactitude. Les lectures sqnt diminuées de 0°,50, quantité dont son zéro s est élevé. 
» L’hygromètre est à cheveu; il a été soumis diverses fois à des épreuves, surtout en ce qui 
concerne ses indications pour l’humidité extrême. Je ne tarderai pas, du reste, à le remplacer par 
un psychromètre. 
» La direction du vent s’estime par celle de la fumée et de nombreuses girouettes. 
» Les observations ont lieu dans le cabinet de physique dont la position domine tous les bâti¬ 
ments environnants, et d’où la vue est très-étendue. Les instruments font face au N .-O.; ceux exté¬ 
rieurs sont protégés contre le soleil et les rayonnements Calorifiques. « 
A propos d’observations faites à Charpigny, M. Wartmann dit (Voir Bulletins de l Académie 
Royale de Bruxelles, tome IX, 2 e partie, page 165) que cette station se trouve à 75 m au-dessus 
de l’observatoire de Genève et à 55 m ,65 au-dessous du cabinet de physique de Lausanne; ajoutant 
à ces deux nombres l’altitude de l’observatoire de Genève, on a 558 m ,58 pour la hauteur du ba¬ 
romètre de Lausanne au-dessus de la mer. 
Berne. — Les observations sont faites par M. le professeur Trechsel, maison n° 517, 2 e étage, 
à 28,2 pieds de roi (9 m , 16) au-dessus de la place de la cathédrale et 80,75 pieds (26 m ,25) au-dessous 
de l’observatoire (sol). 
L’observatoire est sous 46°57'6" de latitude N., et 5°6'17" de longitude E. de Paris. 
Le baromètre est à gros tube et à large cuvette de 4,5 pouces (!21 mm ,81) de côté ou 20,25 
pouces carrés (0 m ,148 carrés) de surface; l’échelle est divisée en pouces et lignes. Pour le ramener 
aux baromètres de Paris, M. Trechsel écrit qu’il faut, d’après les comparaisons de M. Martins, 
admettre une correction de — 0,11 de lignes ( —0 mm ,25). Le thermohygromètre (de Hannazyck, à 
Vienne) lui a été procuré par feu M. Littrovv. Les divisions thermométriques sont selon Réaumur. 
L’hygromètre de Saussure a été vérifié pour 100° avant les observations. 
Nous avons converti les hauteurs du baromètre en mesure métrique, et nous les avons réduites 
