DES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES. 
101 
ensuite à zéro de température centigrade d’après les tables de Schumacher. Nous avons calculé aussi 
la pression de la vapeur d’eau et l’humidité relative au moyen des tables de Stierlin. 
C’est le thermomètre sec du psychromètre qui donne les températures de l’air. 
Lucerne. — Les observations sont faites par M. le professeur I. Ineichen. 
Latitude 47 0 5'1'1"N. Longitude 5°58'30"E. de Paris. D’après trois années d’observations baro¬ 
métriques, M. Ineichen a trouvé que la hauteur du lac de Lucerne, au-dessus de la mer, est de 
424 m ,5; d’après les Résultats des mesures trigonométriques en Suisse, publiées par l’ingénieur 
Eschmann, à Zurich, en 1841, cette hauteur serait de 435 m ,5. Or, la cuvette du baromètre étant 
à 10 m ,8 au-dessus du lac de Lucerne, son altitude est, d’après M. Ineichen de 435 m ,5, et d’après 
M. Eschmann de 446 m ,5. 
M. Bravais donne, de son côté, pour l’altitude de cette station 447 m . (Bulletins de l'Académie Royale 
de Bruxelles, tom. IX, l re partie, pag. 109.) 
Le diamètre intérieur du tube du baromètre est de 8 mm ; la cuvette est une boîte carrée de 109“"' 
de côté dans l’intérieur ; l’échelle est divisée en pouces et lignes de l’ancien pied de roi. Le ther¬ 
momètre du baromètre est divisé en degrés centésimaux. Nous avons converti les lectures baromé¬ 
triques en mesure métrique et nous les avons réduites à zéro d’après les tables de Schumacher. 
Les échelles du thermomètre extérieur et de l’hygromètre portent la division centésimale. 
Zurich. — Les observations sont faites par M. le professeur Alb. Mousson. Voici les renseigne¬ 
ments qu’il nous a communiqués avec les observations de juin 1842 : 
« Zurich est située, d’après les travaux géodésiques exécutés sous la direction du conseil de 
guerre fédéral, par M. l’ingénieur Eschman, sous 47° 22' 31",14 de latitude N., et 6° 12' 46",90 
de longitude E. de Paris (l’ancien observatoire). 
» La cuvette du baromètre est à 435 m ,51 au-dessus de la Méditerranée, en adoptant pour la 
hauteur du lac 407 m ,82, donnée par les mêmes travaux, et pour l’élévation au-dessus du lac 27™,69, 
trouvée par un nivellement. 
• » Le temps est compté en temps vrai. 
» Le baromètre a été confectionné par M. Oeri. — L’échelle mobile en laiton donne directement 
les millimètres et à l’aide du vernier les dixièmes. Le diamètre de la cuvette = 540 mm , et celui du 
tube à sa partie supérieure = 20 mm ; aussi l’influence de la capillarité et de la variation du niveau 
dans la cuvette peuvent être négligées. 
» Les réductions à zéro ont été calculées à l’aide des tables données par Schumacher (Jahrbuch 
fur 1838), dans lesquelles on a tenu compte de la dilatation de l’échelle. 
» Le thermomètre, confectionné par l’un de nous, a été corrigé pour le point de l’ébullition et 
pour le changement de la boule, dû à la pression atmosphérique. Je donne avec sûreté les dixièmes. 
» Le psychromètre provient de M. Greiner, à Berlin. Les degrés de Réaumur sont divisés en 
cinquièmes. Les thermomètres s’accordent à de degrés. 
» Les calculs de l’humidité ont été faits à l’aide des tables de M. August, qui se vendent con¬ 
jointement avec l’instrument. Dans les calculs, on a négligé les centièmes de degré. La pression 
est indiquée en lignes de Paris, l’humidité relative en centièmes h 
» La girouette, servant à l’observation du vent, n’est pas très-bien exposée, notamment pas assez 
élevée au-dessus des bâtiments environnants. Elle possède, par contre, une grande mobilité. 
» Le pluvimètre, présentant une ouverture de 576 mm de diamètre, donne avec facilité les 
centièmes de millimètre de la hauteur d’eau tombée. » 
Nous avons converti la pression en millimètres. 
