OBSERVATIONS 
22 
ciales sont faites sur le rayonnement solaire, sur l’électricité de l’air , 
sur l’intensité horizontale et verticale du magnétisme terrestre, etc. 
Ces divers résultats, ainsi que les détails des observations dont les 
résumés figurent dans nos tableaux, seront publiés dans les Annales 
de 1observatoire . 
Quant aux observations sur la floraison, les résultats sont compris 
dans le tableau général inséré dans ce volume, et que j’ai formé d’après 
l’ensemble des communications faites à l’académie. 
Pression atmosphérique. 
Le baromètre qui a servi aux observations est à niveau constant ; il 
est placé dans une salle spacieuse, dirigée vers le Nord, et dont la tem¬ 
pérature est fort égale, en sorte que les corrections pour réduire à une 
température uniforme, sont à peu près constantes dans l’espace de 
24 heures, condition essentielle pour déterminer avec soin la variation 
diurne de la pression atmosphérique. La cuvette de l’instrument se 
trouve à 39 mètres environ au-dessus du niveau de la mer. 
Ce baromètre est le n° 120 d’Ernst ; il a été placé en 1842 , et il avait 
été préalablement comparé par M. Delcros à son baromètre étalon de 
Fortin, et par M. Mauvais au baromètre de l’observatoire royal de 
Paris. Le résultat de ces comparaisons a donné 1 : 
Barom. 120 Ernst = hauteur absolue — 0 mm ,462. 
Les nombres des tableaux sont tels qu’ils ont été obtenus par 1 ob¬ 
servation, après avoir subi toutefois la correction pour être ramenés 
à 0° de température. Ainsi, pour rapporter les observations de 
Bruxelles au baromètre Fortin-Delcros, il faudra ajouter 0 mm ,46 aux 
nombres donnés dans nos tableaux. Cette correction totale renferme 
la dépression due à la capillarité, l’erreur du zéro du thermomètre et 
celles qui pourraient provenir d’autres imperfections de l’instrument. 
1 Voyez, pour plus de détails, le Résumé des observations météorologiques de Bruxelles pour 1845. 
