DES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES. 
101 
Deventer. — Depuis le solstice d’hiver de 1842, des observations ont été faites dans cette nou¬ 
velle station par M. Matthes, professeur de physique à l’athénée de cette ville; c’est le même sa¬ 
vant qui observait précédemment à Amsterdam. 
Latitude 52°15'9" N. Longitude 5°49'15" E. de Paris. 
Avec la première période d’observations, M. Matthes nous communique les renseignements 
suivants : 
« La pression de la vapeur d’eau et l’humidité relative ont été calculées au moyen des tables de 
Stierlin. Le baromètre est construit par Fortin à Paris, et le vernier permet de lire jusqu’aux 20 mcs 
de millimètre. Quant aux corrections de températures, elles ont été faites au moyen des tables 
de YAstronom. Jalirbuch de Schumacher; aucune réduction n’a été faite pour les rapporter au 
niveau de la mer. Le psychromètre est construit par M. E. Wenckebach à Amsterdam, et donne 
les 5 mes de degrés centésimaux. Le thermomètre à houle sèche donne la température de l’air. 
» Les observations barométriques sont corrigées de l’effet de la capillarité. » 
Bruxelles. — L’état électrique de l’air, dont on trouve les notations parmi celles de l’état du 
ciel, est observé au moyen du galvanomètre construit par Gourjon. Sa sensibilité est extrêmement 
grande. Quand l’aiguille se porte vers la lettre A, le courant descendant est positif; c’est le con¬ 
traire quand l’aiguille se porte vers B. 
Valenciennes. — Des observations ont été faites à l’observatoire de cette ville à l’équinoxe du 
printemps de 1845, par M. Alfred Lusardy, fils. Voici les renseignements qu’il nous communi¬ 
que sur la position et la construction des différents instruments qu’il emploie : 
<c L’observatoire est à 19 mètres au-dessus du sol, hors de toute influence des toits voisins. 
Tous les instruments, à l’exception du baromètre, y sont fixés. Ce dernier, de première construc¬ 
tion , est en comparaison avec un instrument sortant des ateliers de l’ingénieur Chevalier. Les 
différences ne sont pas sensibles. La cuvette du baromètre, servant aux observations, a 0 m ,10o et 
le tube 0 m ,008 de diamètre intérieur. L’instrument est placé à 0 m ,50 de la surface terrestre. 
L’hygromètre de Saussure est de Pixii père et fils. 
« L’udomètre est un tuyau en zinc, fermé par un couvercle, sur lequel est fixé et ajusté un 
entonnoir dont la surface d’ouverture est dans un rapport connu avec la section intérieure de ce 
tuyau. Le bout de l’entonnoir plonge dans un petit godet fixé en dessous du couvercle. Par cette 
disposition, l’eau versée dans l’entonnoir remplit d’abord le godet avant de tomber dans le tuyau, 
et la vapeur qui se forme dans l’intérieur ne peut s’échapper. Dans ce tuyau est un petit flotteur 
en cuivre creux, de forme cylindrique, terminé par un cône. A ce flotteur est attaché un fil de soie 
qui traverse le couvercle, passe dans la gorge d’une poulie et porte à son extrémité un cylindre 
en bronze, dont le poids est moindre que celui du flotteur. Ce dernier baigne donc en partie dans 
le liquide et est maintenu par le fil de soie dans une position concentrique au tuyau. Au fur et à 
mesure que la pluie fait élever le niveau du liquide, le flotteur monte et le cylindre qui lui fait 
contre-poids descend. Celui-ci se meut dans un espace fermé latéralement, ouvert par devant, et 
se trouve ainsi abrité du vent. Une échelle graduée en millimètres permet de juger à chaque in¬ 
stant où le cylindre s’est arrêté. 
» L’instrument, pour mesurer l’évaporation, est composé d’un vase cylindrique. Son diamètre 
intérieur est de 0 m ,128. H y a rebord de 0 m ,008 de largeur, ce qui réduit à 0 m ,112 le diamètre 
de son orifice supérieur. Un peu au-dessous de cet orifice est un robinet qui, lorsqu’il est ouvert, 
