DES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES. 
27 
Ce baromètre est le n° 120 d’Ernst ; il a été placé en 1842, et il avait 
été préalablement comparé par M. Delcros à son baromètre étalon de 
Fortin, et par M. Mauvais au baromètre de l’observatoire royal de 
Paris. 
M. le commandant Delcros a trouvé, par trente-trois comparaisons 
faites avec son baromètre en novembre et décembre 1841 et en jan¬ 
vier 1842 : 
Barom. 120 Ernst = hauteur absolue — 0 mm ,586. 
M. Mauvais a trouvé de son côté, par 12 comparaisons faites en dé¬ 
cembre 1841 : 
Barom. 120 Ernst = Fortin. Obs. Paris — 0,417. 
Barom. 120 Ernst = Siphon. Obs. Paris — 0,453. 
Mais, d’aprèsMM. Bravais et Martins, le Fortin de l’observatoire royal 
est trop bas de 0 mm ,l3, et le grand baromètre à siphon donne à quel- 
ques centièmes de millimètre près la hauteur absolue, par conséquent 
Barom. 120 Ernst = hauteur absolue — 0,547. 
Barom. 120 Ernst = hauteur absolue — 0,453. 
La moyenne des trois valeurs précédentes donne 
Barom. 120 Ernst = hauteur absolue — 0 mm ,462. 
Les nombres des tableaux sont tels qu’ils ont été obtenus par l’ob¬ 
servation , après avoir subi toutefois la correction pour être ramenés 
à 0° de température. Ainsi, pour rapporter les observations de 
Bruxelles au baromètre Fortin-Delcros, il faudra ajouter 0 mra ,46 aux 
nombres donnés dans nos tableaux. Cette correction totale renferme 
