SUR LE MAGNÉTISME, ETC. 43 
de toutes les causes d’erreur, et notamment de l’influence thermométrique de son propre 
corps. 
Nous devions nous assurer si, dans nos baromètres de voyage, dont le tube est envi¬ 
ronné d’une monture en cuivre, l’influence observée par Chiminello pouvait se faire sentir. 
Quelques comparaisons ont été faites par M. Delcros et l’un de nous, avec le Fortin et le 
baromètre n° 19. Chaque comparaison se composait de deux observations faites coup sur 
coup, mais dans l’intervalle desquelles le baromètre n° 19 était incliné trois fois de 
suite, de manière que la colonne mercurielle vînt choquer cà chaque fois le haut du tube. 
On a trouvé ainsi par une moyenne de onze comparaisons : 
OBSERVATIONS. 
BAROHI. 
Fortin. Delcros. 
B A ROM. 
n ü 19. 
- 
avant le clioc. 
Première observation. 
760,915 
mm 
760,000 
Deuxième observation. 
760,955 
après le clioc. 
760,021 
DIFFÉRENCES. 
-t- 0,020 
-t- 0,021 
Ainsi l’effet des trois grandes oscillations qui ont précédé chaque fois la deuxième lec¬ 
ture du n° 19, a été inappréciable. Avant chaque observation on frappait légèrement sur 
les montures. 
La méthode des oscillations préalables est prescrite par des savants dont l’expérience 
est incontestable, tels que Ramond 1 et les auteurs des instructions pour l’expédition ac¬ 
tuelle des Anglais au pôle sud 2 . Quant aux vibrations déterminées par de petits chocs 
successifs, tout le monde est d’accord sur leur utilité. D’après l’astronome allemand Boh- 
nenberger 3 4 , les tubes dont le diamètre dépasse ll mm ,5 n’ont pas besoin de ces petites 
secousses pour donner de bonnes indications ; mais, pour un diamètre de 9 mm , on trouve, 
avant et après le choc, des différences qui peuvent s’élever à 0 ram ,07 et même à O mm ,ll ; 
enfin, dans les tubes de 4 mm ,5, il faut, d’après lui, prolonger longtemps la série des petits 
chocs pour être certain d’avoir amené la colonne mercurielle à son état normal. 
Le frottement agit en sens inverse du mouvement de hausse ou de baisse de la colonne; 
il augmente la convexité du ménisque si la pression est croissante, et la diminue dans le 
cas contraire A Sur la courte branche des baromètres à siphon l’effet du frottement est 
1 Mémoires sur la formule barométrique , p. 199. 
- P Inlosophical Magazine , dernière série, v. XV, p. 205. 
3 Naturwissenschaftliche Abhandlungen, 1 er cahier, p. 217 , et Poggendorff’s Annalen, t. VU , p. 582. 
4 Schumacher, Astronomische Nachrichten, t. VIII, p. 158, et Richard VValker, Biblioth. Britannique , 
t. LUI, p. 508. 
