50 
OBSERVATIONS SUR LA MÉTÉOROLOGIE, 
cations non corrigées de leurs thermomètres respectifs. Nous n’avons pas tenu compte 
des petites variations qu’a pu subir la dépression du baromètre n° 45 et qui ne portent 
que sur les millièmes de millimètre. 
Chaque différence, résultat d’une comparaison unique, pèche par excès ou par défaut, 
relativement au résultat moyen de la série, et la moyenne de ces écarts, considérés tous 
comme positifs, est la crainte moyenne de l’erreur, dans le sens que lui assigne la théorie 
des probabilités. Ce nombre donne la mesure, imparfaite il est vrai, de la précision 
qu’on peut attendre d’une observation isolée et de la bonté de la série. On trouve cet élé¬ 
ment dans la quatrième colonne. La sixième renvoie aux tableaux des comparaisons que 
nous donnons à la fin de ce mémoire. 
Tableau des différences des baromètres n° s 19 et 49 pendant le voyage. 
LIEUX. 
DATES. 
DIFFÉRENCES 
OU 
A 19 — A 43. 
ÉCART 
moyen. 
NOMBRE 
des 
observations. 
NUMÉROS 
des 
TABLEAUX. 
ÉCART 
moyen réel. 
Stockholm . . 
8 novembre 1859 . 
mm 
-4- 0,457 
mm 
0,047 
il 
V. 
mm 
0,048 
Copenhague . . 
25 novembre » 
0,487 
0,110 
6 
VI. 
0,115 
Altona. . . . 
2 décembre » 
0,475 
0,074 
10 
VII. 
0,074 
Berlin .... 
14 décembre >' 
0,425 
0,040 
7 
VIII. 
0,044 
Berlin. . . 
18 décembre » 
0,446 
0,096 
12 
IX. 
0,096 
Dresde 
28 décembre » 
0,495 
0,070 
6 
X. 
0,062 
Halle .... 
5 janvier 1840 . . 
0,496 
0,115 
22 
XI. 
0,116 
Goettingue . . 
11 janvier « . . 
0,456 
0,080 
15 
XII. 
0,079 
Bruxelles . . . 
25 janvier » . . 
0,581 
0,072 
15 
XIII. 
0,081 
Paris .... 
l r février » . . 
0,445 
0,025 
10 
XIV. 
0,025 
Moyennes. . 
0,454 
0,075 
112 
T) 
0,074 
Celte moyenne 0 mm ,454 diffère bien peu de la différence 0 mm ,444 donnée par les équa¬ 
tions (A) et (C), d’après les seules observations de Paris et d’Altona. Elle a été obtenue 
sans tenir compte du plus ou moins grand nombre d’observations de chaque série. La 
moyenne des 112 observations est réellement 0 mm ,452. 
Ainsi, négligeant les millièmes de millimètre, nous admettons définitivement les va¬ 
leurs suivantes : 
mm 
Correction totale du Bar. n° 19 ou a 19 = -+- 0,92 
Correction totale du Bar. n° 43 ou A 43 = -h 0,47 , 
