SUR LE MAGNÉTISME, ETC. 
53 
d’observations du commencement de ce siècle étaient défectueuses. Que ces remarques 
nous servent d’excuse auprès des personnes qui trouveraient que nous nous sommes trop 
appesantis sur des causes d’erreur aussi minutieuses. 
IV. COMPARAISON DE NOS BAROMÈTRES AVEC CEUX DES OBSERVATOIRES DU NORD 
DE LEUROPE. 
Baromètre de l'observatoire d'Upsal. 
Cet instrument sans numéro a été construit par Pistor de Berlin, sur le modèle du 
baromètre de Fortin avec quelques modifications peu importantes : 1° La pointe d’ivoire, 
destinée à l’affleurement du mercure dans la cuvette , est dirigée obliquement de dehors 
en dedans, au lieu d’être normale à la surface du mercure. Elle tombe au milieu du rayon 
de la cuvette et se trouve, par conséquent, en contact avec le sommet du ménisque. 
Grâces à cette disposition employée quelquefois par Fortin lui-même (comme on peut s’en 
assurer sur un des baromètres de l’observatoire de Paris), la pointe et son image réflé¬ 
chie dans le mercure font un angle entre elles', et l’on peut facilement juger de leur con¬ 
tact. 2° L’échelle est en demi-lignes de Paris, tracées sur cuivre, et le vernier est divisé en 
23 parties marquées de 5 en 5, 10, 20, 50,40, 50. Il donne directement les cinquan¬ 
tièmes de ligne. 3° Au sommet, la monture en cuivre est percée d’un trou circulaire qui 
permet de voir l’extrémité du tube et de s’assurer s’il ne contient pas de bulle d’air. 
Le thermomètre est à mercure et centigrade. La boule est petite et recouverte d’une 
enveloppe de cuivre. Les degrés sont tracés sur la monture même du baromètre. On n’ob¬ 
serve cet instrument que depuis le mois d’octobre 1859. Voici ses principales dimen¬ 
sions. 
Î mtn 
Hauteur cle la partie en verre.28,3 
Diamètre extérieur.28,0 
Longueur de la pointe.11,0 
Tube .... Diamètre extérieur.9,5 
Ce baromètre fut d’abord comparé avec le n° 45 Ernst, par M. Bergstrôm et l’un de 
nous. On trouva par une moyenne de 11 observations faites de quart d’heure en quart 
d’heure, 
r 
Barom. Observ. = n° 43 h- 0 mm ,03. 
L écart moyen est de 0 mm ,15o, ciest-à-dire très-considérable. Les circonstances étaient 
en effet très-défavorables, à cause des variations de température. La salle des comparai¬ 
sons était très-petite et communiquait avec une pièce plus grande et constamment échauf¬ 
fée ; de sorte que le premier observateur devait se retirer après avoir lu son baromètre, 
après quoi M. Bergstrôm entrait à son tour; ainsi les comparaisons péchaient aussi sous 
le point de vue de la simultanéité. 
