54 
OBSERVATIONS SUR LA MÉTÉOROLOGIE, 
M. Bergstrom fit ensuite une seconde série de 54 comparaisons, à peu près d’heure en 
heure, et le résultat moyen de cette série donne : 
Barom. Observ. = n° 43 — 0 mm ,06. 
L’écart moyen est seulement de 0 mm ,057. Si nous supposons, ce qui est assez probable, 
que M. Bergstrom a lu le baromètre 45 plus haut que M. Martins de 0 mm ,05, par suite 
d’une différence dans le pointé, la différence —Ü mm ,06 se change en —0 mm ,05; et si, 
après cette correction, nous prenons une moyenne entre les deux séries , en ayant égard 
au nombre des observations et à la précision relative des deux séries indiquées par les 
écarts moyens, nous devrons écrire 
Barom. Observât. = n° 43 — 0 mm ,02. 
On aura donc, pour la correction totale cherchée , 
A Barom. Observ. Upsal = 0 mm ,49. 
D’après l’ensemble des comparaisons de M. Bergstrom, le zéro du thermomètre attaché 
paraît être plus bas de O°,7o c. que celui du thermomètre attaché au n° 45; ce qui donne 
pour la correction probable du zéro du premier instrument £= + 0°,5 C. 
Baromètre de l'observatoire de Stockholm. 
Cet instrument, en tout semblable à celui de l’observatoire d’Upsal, est de Pistor et 
Scliieek, n° 152. Il porte trois divisions différentes tracées sur les lèvres des deux fentes; 
la quatrième ne porte point de divisions : 1° celle en millimètres avec un vernier divisé 
en 20 parties; 2° celle en lignes françaises divisées chacune en 5 parties avec un vernier 
divisé en 20, et donnant par conséquent les centièmes de ligne; 5° celle en pouces anglais 
divisés chacun en 20 parties avec un vernier divisé en 10 parties portant 25 au milieu 
et 50 au bas, et donnant, par conséquent, directement les cinq millièmes de pouce. Le 
principal défaut de cet instrument consiste dans l’étroitesse des fentes de la monture. 
Sa cuvette est à 48 mètres au-dessus du niveau de la Baltique. 
Dimensions principales. 
mm 
{ Hauteur.:.29 
Diamètre extérieur.40 
Longueur de la pointe d’ivoire.10 
Tube . Diamètre extérieur.10 
Une première série de comparaisons entre ce baromètre et le n° 45, a été faite par 
M. Selander seul, sans tenir compte des températures, et une seconde série de six ob¬ 
servations a été faite par l’un de nous. Voici les résultats obtenus : 
mm ^ mm 
l re série. Bar. Observ. = n° 43 — 0,17.Ecart moyen = 0,055 
2 me série. Bar. Observ. = n° 43 — 0,09.Écart moyen = 0,020. 
