SUR LE MAGNÉTISME, ETC. 
55 
On ajoutera aux deux seconds membres -t- 0, mm 05, pour avoir égard à la différence due 
au pointage, et—0 mm ,05, pour avoir égard à une différence de 0 m ,24 entreles cuvettes, 
celle du n° 4ô étant la plus haute des deux; et prenant alors la moyenne, on trouvera 
Bar. Observ. = n° 43 — O mm ,lS, 
et, par conséquent, en remplaçant le n° 45 par hauteur absolue—0 mm ,47, 
i 
A Bar. Observ. Stockholm == -+- 0 mm ,60 : 
Le signe : indique le doute résultant de ce que les températures n'ont pas été notées ; 
e exprimant en degrés centigrades la correction inconnue du zéro du thermomètre atta¬ 
ché au Pistor, il reste à faire à ce résultat la correction—0 mm ,12 (e-t-0°,45). 
L état relatif des baromètres d’Upsal et de Stockholm nous a été communiqué par 
M. Gustave Svanberg; il trouve : 
Bar. Upsal = Bar. Stockholm h- 0 mm ,2S. 
Nos comparaisons nous donnent O mm ,l l ; c'est donc une différence de 0 mm ,14; 
mais il faudrait savoir si les baromètres ont été mis en rapport directement entre eux et 
à quelle époque. 
Baromètre de l’école polytechnique de Copenhague. 
Ce baromètre sans numéro, est sorti des ateliers de Buzengeiger, célèbre mécanicien 
de Tubingue, et nous a été signalé par M. OErsted. Il est à cuvette, la pointe en ivoire 
normale à la surface du mercure, tombe au milieu du rayon de la cuvette. La division est 
en lignes françaises tracées sur la monture en cuivre; chaque ligne est divisée en cinq 
parties; le vernier en 20, ce qui donne directement les centièmes de ligne. Une vis, pla¬ 
cée immédiatement au-dessus du point de suspension du trépied, sert à faire mouvoir le 
curseur qui porte ce vernier et une petite lunette, dans laquelle est une croisée de fds en 
sautoir : on fait coïncider la courbe du ménisque renversé par la lunette avec le point 
d'intersection des fils. La partie supérieure de la monture porte un petit niveau à bulle 
d’air. Le thermomètre est divisé suivant la graduation octogésimale : 
Dimensions principales. 
142 
§0 
60 environ. 
10,4 
19,8 
Tebe .... Diamètre extérieur, 
Une seule série de six comparaisons a eu lieu; en voici les résultats : 
r mm 
Bar. GErsted = n° 19 -+- 0,93. . . . Écart moyen = 0,157 
Bar. OErsted = n° 48 -+- 0,44. . . . Écart moyen = 0,108 
