56 
OBSERVATIONS SUR LA MÉTÉOROLOGIE, 
Aux seconds membres de ces équations, nous devons ajouter le terme—0 mm ,02, puis¬ 
que les cuvettes des deux baromètres français étaient plus haut de 0 m ,2 que celle du 
baromètre danois. Substituant les valeurs connues des deux baromètres français dans ces 
équations, elles deviennent : 
mm 
Bar. OErsted = Hauteur absolue — 0,01 
Bar. OErsted = Hauteur absolue — 0,05 
et nous en déduisons, pour la correction totale cherchée, 
a Bar. OErsted — 0 mm ,03. 
D’après l’ensemble de la série, le zéro du thermomètre attaché paraît être plus haut de 0°,4 
que celui du n° 19, et plus haut de0°,2 que celui du n° 43; d’oÙ£ =— 0°,7. C. 
Baromètre de l’observatoire d’Altona. 
Nous de possédions qu’une description imparfaite du baromètre de M. Schumacher. A 
notre prière il a bien voulu la faire lui-même; nous sommes heureux de pouvoir enrichir 
notre travail d’un fragment dû au célèbre astronome danois, et nous ne changerons rien 
à la notice qu'il a bien voulu nous envoyer. 
« Ce baromètre est de Pistor, n° 102. La cuvette en buis est ouverte en haut, de sorte 
que le mercure quelle contient se trouve en communication directe avec l’atmosphère 
sans l’interposition d’un corps quelconque. Un cylindre en bois, qui renferme le tube de 
verre , est au milieu de la cuvette. Le diamètre extérieur de ce cylindre.est de31 mm ,54; 
le diamètre intérieur de la cuvette de 68 mm ,10. La surface du mercure dans la cuvette 
forme donc un anneau dont l’aire est de 562,35 lignes carrées. L’affleurement se fait avec 
une petite palette de nacre, arrondie à son extrémité et fixée à l’échelle au moyen de 6 
petites vis. Cette échelle est en cuivre; elle est divisée en cinquièmes de ligne de Paris; 
le vernier donne directement les centièmes de ligne. Une vis de rappel la fait mouvoir, afin 
d’effectuer la tangence de la pointe de nacre sur le ménisque annulaire de la cuvette. Le 
zéro de la graduation part de l’extrémité de cette pointe. Le baromètre est accompagné 
d’une règle étalon en laiton, de 28 pouces de France, terminée à l'une de ses extré¬ 
mités par une paroi perpendiculaire, et portant, à la distance de 28 pouces de cette 
paroi, un trait fin sur une petite plaque d’argent enchâssée dans le cuivre. Pour vérifier 
l’échelle, on l’applique sur l’étalon, puis on met le vernier à 28 pouces, et on établit le 
contact de la pointe de nacre avec la paroi. On s’assure alors, au moyen du micros¬ 
cope attaché au vernier, si les 28 pouces de l’échelle sont égaux aux 28 pouces de 
l’étalon. Il est inutile de dire qu’on a eu soin de laisser l’appareil assez longtemps en repos, 
pour que l’équilibre de température s’établisse complètement. Si le microscope ne pointe 
pas le trait fin, on l’y ramène, et le vernier donne la correction de l’échelle dont on peut 
tenir compte ; ou bien, on peut dévisser la palette de nacre et, la replacer de manière 
que son extrémité coïncide avec celle de l’étalon. Les indications de l’échelle sont donc 
