SUR LE MAGNÉTISME, ETC. 
57 
\ 
les vraies hauteurs, en lignes de Paris, du point le plus élevé du ménisque au-dessus du 
niveau du mercure dans la cuvette, sans correction aucune pour la dépression capillaire. 
J’ai aussi vérilîé l'étalon. Il est exact dans les limites du vernier, qui donne les centièmes 
de ligne, et représente 28 pouces à 15° (R.) , à quelques millièmes de ligne près. 
» Le thermomètre est gradué d’après Réaumur. Sa cuvette, enfoncée dans le métal de 
l’échelle, est couverte en dehors d’une capsule en cuivre assez forte, et en dedans pres- 
qu’en contact avec le tube barométrique. 
» L’installation , destinée à donner une secousse verticale à l’instrument, est la 
suivante : un cylindre vertical en laiton en renferme un autre d’un diamètre moindre, 
qui se termine par une houle enchâssée à frottement dans la monture du baromètre. In¬ 
férieurement celui-ci porte une forte pointe conique d’acier reçue dans un trou pareille¬ 
ment conique. On soulève l’instrument jusqu’à la rencontre du gros cylindre en laiton, et 
on le laisse retomber brusquement. 
» Pour trouver le diamètre intérieur du tube, j’ai profité des grandes variations que 
présente souvent la hauteur du mercure. Ainsi, le 18 octobre 1840, le baromètre était à 
27 p ,ll 1 ,97 ( 758 mm ,20) thermomètre -*- 13°,0 C. En entrant le lendemain dans ma bi¬ 
bliothèque, j’ai trouvé absolument la même température, mais le baromètre avait baissé 
considérablement. Pour profiter de cette occasion d’obtenir une détermination du diamè¬ 
tre du tube, j’ai d’abord lu la hauteur du baromètre sans changer la position de la pointe 
de nacre qui plongeait dans le mercure, auquel elle était tangente la veille, lorsque le ba¬ 
romètre était à 7o8 mm ,20. J’ai trouvé 27p,3 1 ,98 (739 mm ,86) : après cette lecture, j’ai élevé 
l’échelle pour établir le contact de la pointe avec la surface du mercure, et j’ai fait une 
nouvelle lecture qui m’a donné 27p,5 1 ,79 (759 mm ,42). Ainsi donc, pour une diminution 
dans la hauteur de la colonne de 8‘, 18 (18 mra ,45), le niveau du mercure dans la cuvette 
est monté de O 1 ,19 (0 mm ,42), ce qui donne le rapport des aires do mercure dans la cu¬ 
vette et dans le tube comme 818: 19. L’aire du mercure dans la cuvette est de562,55 li¬ 
gnes carrées, donc l’aire du cercle intérieur est 15,06 lignes carrées (866,71 millimètres 
carrées), donc le diamètre intérieur du tube est de 9 mm ,04. 
» L’année dernière, j’ai fait d’autres déterminations analytiques, et la moyenne de ces dé¬ 
terminations prise en tenant compte de l’amplitude des variations, m’a donné pour le 
diamètre intérieur du tube 9 mm ,l, diamètre qu’on peut adopter provisoirement comme 
se rapprochant beaucoup de la vérité. » 
La correction de ce baromètre nous a été fournie par M. Schumacher; elle a été ob¬ 
tenue par plus de 200 comparaisons avec un baromètre de Buzengeiger de 18 millimètres 
de diamètre intérieur, auquel on a appliqué la petite correction que comporte un tube de 
ce diamètre; c’est sans nul doute la correction totale, puisque M. Schumacher réduit ses 
observations au zéro apparent de son thermomètre, et, sans en corriger préalablement les 
indications, on a ainsi : 
A Pistor n° 102 = -+- 0 mm ,42. 
Si Ion déduit des comparaisons, la valeur du zéro du thermomètre attaché, en sup- 
Tom. NIY. g 
