SUR LE MAGNETISME, ETC. 
39 
telle façon que la longue et la courte branche se trouvaient dans une même verticale. 
Lechelle en laiton est mobile. On commence par affleurer son zéro avec le ménisque de 
la courte branche au moyen d’un microscope; puis on fait coïncider le curseur avec le 
ménisque de la longue branche. Cette échelle peut être enlevée et vérifiée sur un étalon. 
Deux thermomètres accompagnent ce baromètre: l’un est logé dans l’échelle, l’autre dans la 
monture en bois. La cuvette de ce dernier est faite avec une portion du tube barométrique. 
M. Schumacher possède trois baromètres de Troughton et un de Troughton et Simms. 
La cuvette de celui-ci est percée de deux fenêtres rectangulaires, dont l’une porte une 
lame d’ivoire au bord supérieur de laquelle on affleure le mercure. La division est en 
demi-lignes anglaises avec un vernier donnant le cinquantième de ligne. Le diamètre du 
tube O p ,282 (7 mm ,2) est gravé sur la monture. 
Nous remarquâmes aussi deux baromètres de Newmann. Dans ces instruments on es¬ 
time le changement de niveau dans la cuvette au moyen du rapport connu de sa capacité 
comparée à celle du tube. Dans l’un d’eux portant le n° 40, ce rapport était comme 1:48. 
Le diamètre du tube était de 0 P ,148 (5 mm ,8) ; dans l’autre comme 1 : 51. Nous avons 
donné plus haut notre opinion sur le peu d’exactitude de ces instruments. 
Baromètre de l’observatoire de Berlin. 
Il est de Pistor et Schieck et porte le numéro 99. Les parois supérieure et latérale de 
la cuvette sont en verre, et permettent d’examiner la surface du mercure dans le sens ho¬ 
rizontal et dans le sens vertical; elle communique inférieurement avec un récipient plus 
étroit dans lequel plonge le tube barométrique. L’échelle est en cuivre, et mobile au 
moyen d’une vis; elle porte une palette en nacre de perle terminée inférieurement par un 
arc de cercle qui doit être tangent avec le sommet du ménisque au moment de l'obser¬ 
vation. L’échelle est en lignes françaises mesurées sur la toise du Pérou par 15° R.; elles 
sont divisées chacune en 5 parties. Le vernier, divisé en 20 parties, donne directement les 
centièmes de ligne. Le curseur est muni d’une lunette avec une croisée de fils. La gra¬ 
duation du thermomètre est d’après Réaumur. La cuvette de ce baromètre est à 42 m ,5 au- 
dessus du niveau de la mer. 
Dimensions principales. 
mm 
Ci vette 1 Diamètre extérieur supérieur. 77 
( Diamètre extérieur inférieur. 40 
Tcbe .... Diamètre intérieur... 10 
Dans les comparaisons de Berlin, chaque observateur lisait son baromètre; les trois 
cuvettes étaient sensiblement à même hauteur. Elles fournissent les équations 
mm ^ mm 
Pistor n° 99 = n° 19 - 4 - 0,69. . . . Ecart moyen = - 4 - 0,077 
Pistor n° 99 == n° 43 - 4 - 0,27. . . . Écart moyen - - 4 - 0,062 
