60 
OBSERVATIONS SUR LA MÉTÉOROLOGIE, 
d’où, par une moyenne, 
donc 
Pistor n° 99 = Hauteur absolue — 0 mm ,215 ; 
A Pistor n° 99 = 0 mm ,21. 
La comparaison des indications thermométriques donne, pour la correction constante du 
thermomètre du Pistor n° 99 — 0°,15 C. par le thermomètre du n° 19, et —0°,21 C. par 
celui du n° 45; donc e= — 0°,2 C. 
En 1855, M. Gustave Svanberg, professeur d’astronomie à Upsal, mit en rapport le 
baromètre de Berlin avec un Fortin-étalon de M. Schumacher, au moyen duPistor n° 152; 
le résultat fut le suivant : 
Pistor n° 99 = Fortin.Schumacher -+- 0 mm ,40 , 
et comme la correction du Fortin de M. Schumacher, déterminée par ce savant, vaut 
— 0 mm ,40, il en résulterait A Pistor n° 99 = 0 mm ,00 ; ce qui diffère notablement de 
notre évaluation : la différence paraît trop forte pour provenir des erreurs d’observation. 
M. Encke a comparé ce même baromètre n° 99 à plusieurs autres; il a bien voulu nous 
permettre d’extraire de son registre les résultats suivants : 
mm 
Pistor n° 99 = Bar. Newmann de M. Besset . -+- 0,30 
Pistor n° 99 = Bar. Bunten de M. Forbes.— 0,317 
Pistor n° 99 = Bar. Pistor de HJ. Tschihatscheff. . .—0,043 
Pistor n° 99 = Bar. Bunten n° 198. J (. . . —0,120 
Pistor n° 99 = Bar. Bunten n° 102. .) . . —0,438 
Baromètre de M. Poggendorff ci Berlin. 
C’est un siphon à double courbure dont les deux branches sont dans la même verticale, 
et le diamètre extérieur de !5 mm ,2. Il est de Pistor et Schieck n° 82. Lechelle, divisée en 
pouces et lignes de Paris, porte en bas un microscope immobile avec une croisée de fds 
en sautoir. Le microscope supérieur se meut avec le vernier auquel il est attaché. Avant 
d observer, on fait coïncider le ménisque de la courte branche avec la croisée de lils du 
microscope immobile en élevant ou en abaissant le tube au moyen d’une vis. Cette dis¬ 
position a pour but de permettre à l’observateur d’enlever l’échelle, et de la vérifier sur un 
étalon ajusté à -t-15° R. Cet étalon porte deux traits tracés sur deux plaques en argent et 
distants de 28 pouces. Pour vérifier la coïncidence, on place d’abord la croisée de fils du 
microscope mobile sur 28 pouces, et si la longueur de l’échelle est restée la même, la 
croisée de fils du microscope immobile devra coïncider avec le zéro de l’étalon. Le mer¬ 
cure de ce baromètre n’a pas été bouilli dans le tube lui-même; on s’est contenté de l’y 
verser après l’avoir fortement chauffé. Deux thermomètres indiquent la température de 
l’échelle et celle du mercure. 
