SUR LE MAGNÉTISME, ETC. 
61 
M. Poggendorff 1 a souvent observé que le ménisque supérieur était peu ou point con¬ 
vexe, ce qu'il attribue à la nature du verre employé par Pistor. Ces variations dans la forme 
du ménisque sont capricieuses; ni les oscillations, ni les secousses ne la font changer. 
Quand la pression atmosphérique varie rapidement, la mobilité de la colonne est telle, 
que l’observation devient difficile et peu exacte. 
M. Poggendorff a eu l’obligeance de se charger de comparer nos baromètres avec le 
sien ; en voici les résultats : 
mai r mm 
Bar. Poggendorff = n° 19 + 0,79. . . . Écart moyen = 0,087 
Bar. Poggendorff = n° 43 -+- 0,845 . . . Écart moyen = 0,062. 
Les trois cuvettes étaient à même hauteur. M. Poggendorff a dû lire un peu plus haut que 
nousles baromètres n° 19et n°43. Nous ajouterons donc,comme à Stockholm, -t- 0 mm ,05 
aux deux seconds membres, et, après cette correction, nous trouvons : 
mm 
Bar. Poggendorff = Hauteur absolue — 0,10 
Bar. Poggendorff = Hauteur absolue — 0,095. 
Nous pouvons donc adopter 
A Bar. Poggendorff = -+- 0 mm ,10. 
Le thermomètre attaché paraît donner des températures trop basses; comparé au ther¬ 
momètre du n° 19, il a besoin d’une correction de -+- 0,65; comparé à celui du n° 45, 
cette correction serait égale à -+- 0,75; ainsi on peut écrire e = -+- 0°,7. C. 
Les circonstances pour légalité des températures étaient favorables 2 . 
Baromètre du salon mathématique à Dresde. 
C’est un siphon calibré; il est muni d’une échelle mobile en cuivre faite avec soin par 
le mécanicien Hoffmann de Leipsig. Elle est divisée en pouces et lignes de Paris. Le ver- 
nier porte une échelle de 20 divisions marquées de 5 en 5, des nombres 25, 50, 75, 100, 
ce qui donne cinq centièmes de ligne à la lecture directe. L’échelle est munie de deux tu¬ 
bes horizontaux portant à leur intérieur deux fils parallèles, placés dans un même plan 
horizontal que l’on amène à être tangent avec le sommet des ménisques, ce qui donne 
la hauteur du mercure dans les deux branches. Le diamètre intérieur est de lo mm ,5; la 
tlèche des deux ménisques a 0 mm ,9 de hauteur. Derrière la courte branche se trouve une 
1 Annalen der Physik, tom. XXVI, p. 451, la note. 
2 Le célèbre chimiste Henri Rose, voulut bien nous faire voir un baromètre à siphon , qui présente un ingénieux 
perfectionnement dû à M. Oertling. La courte branche est fermée par un bouchon que traverse un tube capillaire. 
Au moyen d’un petit levier, on enfonce le bouchon jusqu’à ce que le mercure monte un peu dans le tube. Si le mer¬ 
cure se dilate, il s’y élève davantage et ne chasse point le bouchon. En enlevant celui-ci, le mercure du tube capillaire 
retombe dans le baromètre. 
