SUR LE MAGNÉTISME, ETC. 63 
Quatre comparaisons seulement ont été faites par les trois observateurs réunis ; elles 
donnent : 
mm r mm 
Bar. Kæmtz == n ° 19 -+- 1,19. . . . Ecart moyen = 0,052 
Bar. Kæmtz = n° 48 0,74. . . . Écart moyen = 0,188. 
Ajoutons aux seconds membres — 0 mm ,02 pour la différence de hauteur des cuvettes ; 
nous en déduisons, par une moyenne , 
Bar. Kæmtz = Hauteur absolue 0 mm ,25. 
Les dix-huit autres comparaisons ont été faites par M. Kæmtz seul. Elles fournissent les 
équations 
mm r mm 
Bar. Kæmtz = n° 19 -+- 1,14. . . . Ecart moyen = 0,070 
Bar. Kæmtz = n° 48 h- 0,68. . . . Écart moyen = 0,087 , 
ce qui donne, après la correction pour la différence de niveau des cuvettes , 
Bar. Kæmtz = Hauteur absolue 0 mm ,17. 
On appliquera au second membre de cette dernière équation la correption -+-0 mm ,05 , 
pour la différence présumée due au pointé, et prenant la moyenne entre les deux séries,' 
en ayant égard aux nombres des observations qui les composent, on trouvera pour la 
correction cherchée, 
A Bar. Kæmtz = — 0 mm ,24. 
La correction constante du zéro du thermomètre attaché doit valoir—0°,44, d’après 
la moyenne température fournie par le thermomètre du n° 19, et — 0°,59, d’après les in¬ 
dications de celui du n° 43 ; de sorte que l’on peut adopter £= — 0°,5 C. 
Les conditions étaient favorables pour avoir une température égale , sauf que la salle 
des comparaisons était trop petite. 
, Baromètre de l’observatoire de Goettingue. 
Il porte le nom de Rumph, artiste de Goettingue, et la date 1825 ; mais point de nu¬ 
méro. Cest le système de Fortin. La pointe en ivoire touche le sommet du ménisque 
annulaire au milieu du rayon de la cuvette. L’échelle en laiton offre une double gradua¬ 
tion : 1° En lignes et demi-lignes de Paris. Le vernier porte 25 divisions marquées du haut 
en bas O, 10, 20, 50, 40, 50, ce qui donne directement les centièmes de ligne. 2° En mil¬ 
limètres avec un vernier divisé en 20 parties et donnant, par conséquent, directement 
les vingtièmes de millimètre. Le thermomètre est à alcool et centésimal; sa cuvette 
plonge dans le mercure de la cuvette du baromètre. 
