SUR LE MAGNÉTISME, ETC. 
65 
11 serait un peu long d’expliquer comment M. Weber se sert de ce vernier d’un nou¬ 
veau genre afin d’arriver à la connaissance de la fraction à ajouter au nombre entier de 
millimètres pour avoir la hauteur de la colonne, et comment il modifie sa méthode en 
ayant égard à la courbure du sommet du ménisque. Nous nous contenterons de renvoyer 
à la description qu’il a donnée lui-même de sa méthode dans les Annales de Poggendorff, 
tom. 40, pag. 27. 
Baromètre de l’observatoire de Bruxelles. 
Il est marqué C et S Maestricht, 1829, et a été construit sous la direction dcM. Crahay. 
Il est à cuvette. La pointe en acier est en contact avec le sommet du ménisque. La mon¬ 
ture en bois dacajou, porte une petite échelle en laiton divisée en pouces et lignes de 
Paris, d'un côté , et en millimètres de l’autre. Le vernier de la division métrique est par¬ 
tagé en 20 divisions, marquées de 5 en 5, 0, 25, 50,75,100, ce qui donne directement 
les cinq centièmes de millimètre. Pour les lignes, le vernier en porte 12 marquées 0, 3, 
0,9, 12, ce qui donne les cinquièmes de ligne. On a cherché à compenser dans l’échelle 
les eftets de la capillarité. L affleurement se fait au moyen d’un anneau de cuivre que I on 
rend tangent à la surface du ménisque et qui est mu par une vis de rappel. La boule du 
thermomètre plonge dans une cuvette remplie de mercure et faite avec une portion du 
tube barométrique, dont elle est éloignée de io mm . On s’assure de la verticalité au moyen 
d’un fil à plomb placé parallèlement au thermomètre; ce fil porte un cône en cuivre dont 
la pointe correspond à un autre cône placé au-dessous de lui. L’exacte coïncidence des 
deux pointes prouve que l’instrument est resté vertical. 
La cuvette de cet instrument est à 60 m ,6 au-dessus de l’unité de la Mer du Nord. Voici 
ses dimensions principales : 
mm 
152,0 
16,1 
57,4 
10,0 
18,0 
Les observations ont eu lieu simultanément, chaque observateur lisant son baromètre. 
La monture de l’instrument étant en bois, il faut supprimer dans la formule de la 
réduction à zéro, le terme relatif à la dilatation du laiton. Nous supposerons aussi, avec 
M. Crahay 1 , que 1 on peut négliger la dilatation de l’échelle en bois. La moyenne des 
15 comparaisons donne : 
Bar. Bruxelles = n° 19 -+- 0,725. . . . Écart moyen = 0.046 
Bar. Bruxelles = n° 43 -t- 0,345. . . . Écart moyen = 0,054 
/ Hauteur totale. 
^ ) — de la partie en verre . . 
CliVETTE. . . < 1 
I Diamètre extérieur de cette partie 
Longueur de la pointe en acier . . 
Tcbe .... Diamètre extérieur. 
Mémoire sur la météorologie dans les Mémoires de VAcadémie Royale de Bruxelles, tom. 10 . pag 5. 
Tom. XIV. ' ° 9 
