66 
OBSERVATIONS SUR LA METEOROLOGIE. 
Les cuvettes des baromètres i9 et 43 étant plus basses de 0 m ,18 que celle du baro¬ 
mètre de Bruxelles, pendant la comparaison, on ajoutera aux seconds membres -+- 0 mIU 016; 
et, passant aux hauteurs absolues, nous aurons: 
Bar. Bruxelles = Hauteur absolue — 0,18 
Bar. Bruxelles = Hauteur absolue — 0,11 , 
d’où, par une moyenne , 
A Bar. Bruxelles = -+- 0 mm ,145. 
La correction du thermomètre attaché serait de —Q°,55, d’après le thermomètredu n° 19, 
et de — 0°,7I, d’après celui dun° 43; on devrait donc avoir £ =— Q°,65 C. Nous savons 
parM. Quetelet que cette correction est en réalité égale à— 0°,9; mais il faut noter que les 
circonstances ont été peu favorables pour une température uniforme, et que, d’ailleurs, 
la différence peut provenir d’une discordance des échelles thermométriques vers le 18 e 
degré. 
Cette correction a renferme la correction relative au déplacement du zéro du thermo¬ 
mètre, et celte dernière, calculée d’après les coelïiciens propres aux montures non dila¬ 
tables, a pour valeur 0 mm ,122; si donc l’on corrige préalablement les températures de 
l’erreur de leur zéro, la correction à employer sera 
+ 0 mm ,023 = 
Or, des observations,faites, en 1834, par l’intermédiaire d’un Fortin, donnent ; 
Bar. Bruxelles = Bar. Observ. Paris. — 0 mm ,018 , 
et, par conséquent, 
Bar. Bruxelles = Fortin.Delcros — 0 mm ,03I , 
d’où a= -h Q mm ,051, ce qui s’accorde fort bien avec le résultat ci-dessus. 
Baromètre de l’observatoire de Paris. 
Il porte poursuscription : Fortin, à Paris. La pointe en ivoire est verticale et placée 
à la moitié de la distance qui sépare le centre du tube de la paroi externe de la cuvette. 
La dépression capillaire se trouve compensée par l’abaissement du zéro de l’échelle au- 
dessous de l’extrémité de cette pointe. La monture est en laiton, d’une forme quadrila¬ 
tère et fendue depuis 760 mm à 780. Elle est divisée en demi-millimètres et porte un 
vernier en 23 parties, ce qui permet d’estimer directement les cinquantièmes de millimè¬ 
tre. Le curseur se meut au moyen d’une vis, et porte du côté opposé à l’observateur un 
petit miroir vertical dont on fait changer l’azimut à volonté pour obtenir un éclairage 
qui permette d’affleurer d’une manière précise le ménisque mercuriel. Un thermomètre à 
