SUR LE MAGNETISME, ETC. 
69 
court L Le mercure qui remplissait le tube, fut bouilli d’abord à Genève, puis de nouveau 
au grand S'-Bernard par suite d’un accident arrivé en route. La surface du mercure 
dans la cuvette fut réglée au moyen d’un répère mobile en ivoire que l’on introduit au 
besoin dans la cuvette. La cuvette de cet instrument est à 2492 mètres au-dessus de 
la mer. 
Les comparaisons avec le n° 8 eurent lieu au grand S'-Bernard , du 15 au 16 août, 
et, par une moyenne de 15 comparaisons , l’on trouva simultanément : 
mni 
Bar. n°8 = 571,65 à - 4 -17,°1 
Bar. S'-Bernard = 572,621 à 17,16. 
Réduisant à zéro, en observant que la monture de ce dernier baromètre est en bois , 
l’on trouve : 
Bar. S'-Bernard = n° 8 - 4 - 0 mm ,78. . . . Écart moyen = 0 mm ,067, 
d’où 
a Bar. S'-Bernard = — 0 mm ,86. 
On en déduit 
Bar. Genève = Bar. S'-Bernard — 0 mm ,08. 
Ainsi ces deux baromètres sont presque identiques. 
Tableau résumé des corrections nécessaires pour ramener les instruments suivants au baromètre 
Fortin.Delcros ou au Pistor n° 102 de M. Schumacher. 
| Correction. 
Bar. 
Observatoire. 
Upsal. 
Pistor. 
mm 
= -t- 0.49 
1 Correction. 
Bar. 
Observatoire. 
Stockholm. 
Pistor 132. 
= -+- 0,60 
Correction. 
Bar. 
École polytechnique. 
Copenhague. 
Buzengeiger. 
= -+- 0,03 
Correction. 
Bar. 
Observatoire. 
Berlin. 
Pistor 99. 
= 0,21 
Correction. 
Bar. 
Poggendorff. 
Berlin. 
Pistor 82. 
= •+- 0,10 
Correction. 
Bar. 
Salon mathématique. 
Dresde. 
Hoffmann. 
= -4- 0,23 
Correction. 
Bar. 
Kæmtz. 
Halle. 
Buzengeiger. 
= — 0.24 
Correction. 
Bar. 
Observatoire. 
Goetlingue. 
Rumph. 
= -t- 1,23 
Correction. 
Bar. 
Observatoire. 
Bruxelles. 
Crahay. 
= -4- 0,143 
1 Voyez Biblioth. Univers., tom. XLI, le tableau des observations météorologiques du mois dejuillet. 
