DES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES. 
9 
divers résultats, ainsi que les détails des observations dont les résu¬ 
més figurent dans nos tableaux, seront publiés dans les Annales de 
l'Observatoire. 
Quant aux observations sur la floraison, les résultats sont com¬ 
pris dans le tableau général inséré dans ce volume et formé d’après 
l’ensemble des communications faites à l’Académie. 
Pression atmosphérique. 
Le baromètre qui a servi aux observations est à niveau constant; 
il est placé dans une salle spacieuse, dirigée vers le nord, et 
dont la température est fort égale. La cuvette de l’instrument se 
trouve à 59 mètres environ au-dessus du niveau de la mer 1 . 
Ce baromètre est le n° 120 d’Ernst; il a été placé en 1842. Des 
comparaisons faites avec soin par MM. Delcros et Mauvais, à Paris, 
ont donné 2 : 
Barom. 120 Ernst= hauteur absolue — 0 mm ,462. 
Les nombres des tableaux sont tels qu’ils ont été obtenus par l’ob¬ 
servation , après avoir subi toutefois la correction pour être ramenés 
à 0° de température centigrade. Ainsi, pour rapporter les observa¬ 
tions de Bruxelles au baromètre étalon, il faudra ajouter 0 mm ,46 aux 
nombres donnés dans nos tableaux. Cette correction totale renferme 
la dépression due à la capillarité, l’erreur du zéro du thermomètre et 
celles qui pourraient provenir d’autres imperfections de l’instrument. 
La pression moyenne de l’atmosphère, déduite de l’ensemble des 
heures paires, a été, en 1845, de 754 mm ,60 ou plutôt de 755 mm ,06, 
en rapportant les résultats à ceux du baromètre étalon de Paris. La 
moyenne des observations faites à 1 heure a reproduit cette même 
valeur à 0 mm ,01 près. 
1 C’est par erreur qu’on a donné dans les publications précédentes 59 mètres pour l’aîtidude de 
la cuvette. 
2 Voyez, pour plus de détails, le Résumé des observations météorologiques de Bruxelles pour 1845. 
Tom. XiX. 2 
