NOTE 
SUR LES INSTRUMENTS MAGNÉTIQUES. 
Magnétomètre .—Les observations ont été faites dans une des salles de l’Observatoire, au moyen 
du magnétomètre de M. Gauss. Chaque division, d’un centimètre, vaut 2J5",6; et le point 69,0 
correspond à 2I°8'15" de déclinaison magnétique. Quand les nombres croissent , la déclinaison 
diminue. 
Appareil bifilaire. — Les nombres indiqués par le collimateur croissent en même temps que les 
intensités horizontales. Chaque division de l’échelle répond à un arc de l',093; le coefficient de 
correction, pour 1° Fahrenheit d’augmentation dans la température, donne — 0 diT ,102. L’inten¬ 
sité absolue horizontale, exprimée en unités de Gauss, a pour expression : 
Intensité absolue horizontale = X 0 -+- 0,000-356n. 
M. Lamont a trouvé, à la fin de 1844, pour valeur de X 0 , la quantité 4,7547. La lettre n exprime 
les divisions de l’échelle. 
Appareil if intensité verticale. — Cet instrument est celui de M. Lloyd, construit par Grubb de 
Dublin. La valeur d’une division de l’échelle est de 5' environ. Le point zéro montre que le bar¬ 
reau est horizontal; les signes -+- et — indiquent que l’extrémité ouest (pôle nord) de l’aiguille 
s’élève ou s’abaisse dans le microscope; celui-ci renverse les objets. 
