- 51 — 
Las muestras fueron reducidas a aserrín de tamaño mediano 
por medio de una sierra circular movida por un motor eléctrico. 
El tamaño de las partículas de aserrín no es indiferente, pues 
tiene influencia sobre la extracción; numerosas investigaciones 
efectuadas con polvo muy fino y con aserrín grueso, indujeron a 
adoptar el tamaño mediano, que se presta a un buen agotamiento 
en aparato de lixiviación continua, pues se deja fácilmente pene¬ 
trar por el agua hirviente, aun en capas de unos 10 cm. de espe¬ 
sor en la cual el líquido filtra sin dificultad. 
Método de extracción 
.i 
El método de extracción fué objeto de un prolijo estudio, con 
el propósito de comparar entre sí los varios métodos descriptos 
en las obras generales. 
Teniendo en cuenta el número elevado de 
muestras a analizar se dio preferencia a un mé¬ 
todo de lixiviación continua y automática, que 
permitiera efectuar varias operaciones a la vez. 
El tubo de Soxhlet fué desestimado, por no 
suministrar un agotamiento completo debido a 
falta de temperatura y a ciertos defectos en la 
circulación del agua por la capa de aserrín. 
Se adoptó el aparato fig. 30, en el cual el ase¬ 
rrín se coloca en la pequeña alargadera interior; 
el vapor de agua que circula alrededor lo man¬ 
tiene a la temperatura de cerca de 100° y después 
de condensarse en el refrigerante, cae por gotas 
sobre el aserrín para salir por la parte inferior 
de la pequeña alargadera, que lleva al efecto un 
tubo capilar de 1 mm. de diámetro. 
Se opera sobre grs. 12,5 de aserrín que se 
vierte en la alargadera previamente provista en 
el fondo de un pequeño tapón de algodón. 
Colocada esta alargadera en la otra y reunida 
ésta por su parte inferior con un matraz de un 
litro, se vierte sobre el aserrín agua fría hasta al¬ 
canzar a 500 c.c. en el globo. 
Se deja reposar hasta el día siguiente, y después de conectar 
la alargadera con el refrigerante, se calienta el agua del matraz 
Fig. 30. 
