— 50 - 
II. — Description des appareils. 
Dans le cours de mes expériences, je me suis servi de l’élec- 
tromètre bifilaire à ressort du P. Th. Wulf (*), les parois inté¬ 
rieures et extérieures de la cage de l’électromètre étant mises 
au sol. Un godet de zinc, de forme circulaire, contenait le 
diélectrique liquide. Il avait 35 millimètres de diamètre extérieur 
et 32 millimètres de diamètre intérieur; sa hauteur extérieure 
était de 8 millimètres, et sa hauteur intérieure de 5 millimètres; 
son poids était de 27 gT 4. Il était placé en g sur le plus petit 
plateau de l’appareil. 
L’électromètre était chargé par influence au moyen d’une tige 
en éhonite ou d’un tube en verre frottés. Des expériences 
supplémentaires, faites à peu près pour chaque expérience, ren¬ 
seignaient avec certitude sur le signe de la charge. Cette 
charge produit un écart des deux fils fins de quartz platinés de 
l’appareil. 
Toutes mes observations furent faites avec des charges telles 
que les fils accusaient des déviations de 25 à 60 divisions de 
part et d’autre du zéro. Dans ces conditions, le potentiel est une 
fonction linéaire de la graduation. 
Je faisais les lectures avec un seul fil ; lorsque le bord inté¬ 
rieur du fil vu à droite dans la lunette se superposait avec une 
division, je notais le temps. Celui-ci était lu sur un chrono- 
graphe. En tenant ce dernier dans le champ visuel de la lunette, 
on pouvait lire les secondes et les divisions de l’échelle réticu¬ 
laire en même temps, sans la moindre difficulté. 
(*) Pour la description complète et la théorie de l’électromètre bifilaire du 
P. Th. Wulf, voir son mémoire couronné par la Société scientifique de Bruxelles, 
publié dans les Annales de la Société scientifique , 1910. 
