216 
SÉANCE DU 27 MAI 1887 . 
M. Duchartre fait remarquer que le liquide des Pinguicula ne 
devient acide qu’au contact des matières azotées, mais on n’a pas 
encore démontré l’absorption des matières, ni reconnu les points 
où elle se ferait. On ne connaît guère à cet égard qu’une expérience 
faite au moyen des sels de lithine, et qui n’est pas suffisamment 
démonstrative. 
M. Gomont présente à la Société un microscope composé portatif 
dont il explique les usages dans les termes suivants : 
* • ... % « 
NOTE SUR UN NOUVEAU MICROSCOPE D’HERBORISATION, 
par II. Maurice GOUOMT. 
Les herborisations qui ont pour objet la recherche des Algues et des 
Champignons inférieurs perdent, comme on sait, une partie de leur 
charme et de leur utilité en raison de la difficulté qu’éprouve le botaniste 
à reconnaître sur le terrain même les espèces en présence desquelles il 
se trouve. Pour ces petits végétaux, en effet, une loupe simple, quel qu’en 
soit le pouvoir amplifiant, est toujours beaucoup trop faible, et il faut de 
toute nécessité recourir au microscope composé. J’ai cherché à modifier 
la forme et le mode d’éclairage de cet instrument, tout en lui conservant 
une puissance suffisante, de manière à le rendre applicable au cas dont 
il s’agit. La disposition à laquelle je me suis arrêté ayant paru assez 
pratique à quelques-uns de nos confrères, j’en donnerai ici une courte 
description. 
L’instrument se compose d’un tube ordinaire de microscope glissant 
à frottement doux dans un autre tube fermé à sa partie inférieure, celle 
qui regarde l’objectif, par une sorte de couvercle à vis, percé en son 
centre d’une étroite ouverture qui fait l’office de diaphragme. Au niveau 
de ce diaphragme, le second tube présente une fente perpendiculaire à 
son axe et permettant d’introduire une lamelle porte-objet. Entin une 
bague, glissant sur le tube en question, vient presser sur la lamelle et 
remplit les mêmes fonctions que les valets d’un microscope. L’éclairage 
s’obtient en dirigeant l’instrument comme une lunette d’approche vers 
un nuage blanc ou tout autre objet vivement éclairé. La lumière renvoyée 
par ces réflecteurs naturels est suffisante pour permettre un grossisse¬ 
ment de 250 diamètres, degré qu’il est inutile de dépasser pour le but 
qu’on se propose, et qu’il sera bien rarement nécessaire d’atteindre. La 
préparation de l’objet à examiner se fait sur place de la manière la plus 
simple, le verre mince adhérant suffisamment à la lamelle pour permettre 
de donner à l’instrument toutes les directions possibles. 
