PRÉPARATION DU CATGUT 
par A. GORIS, 
Professeur agrégé à l’École Supérieure de Pharmacie, 
Pharmacien-chef des Hôpitaux de Paris. 
(Travail du Laboratoire de M. le Professeur Borrel.) 
De tout le matériel opératoire, le catgut , plus encore peut- 
être que le chloroforme, est l’objet des préoccupalions du chi¬ 
rurgien. Posséder un catgut parfait est pour l’opérateur un 
souci constant, et cela s’explique puisque le catgut est le seul 
fil résorbable qu’il soit facile de se procurer. 
En quoi donc consiste, pour le catgut, cette perfection si 
ardemment réclamée par le corps chirurgical? 
Un catgut doit-être : stérile , solide , souple. C’est dans cet 
ordre de gradation que sont formulés les vœux du chirurgien. 
C’est à l’obtention de ces qualités — dites couramment qualités 
des 3-S — que s’exercent toute l’habileté et la science des 
fabricants d’objets de pansements. 
Pour quelqu’un de non prévenu il semble, a priori, que ces 
propriétés sont faciles à obtenir, mais le désenchantement arrive 
bientôt, dès que l’on veut passer de la théorie à la pratique. O 11 
constate rapidement que, souvent, le procédé capable d’assurer 
une bonne stérilisation compromet la solidité du fil, et que la 
solidité elle-même n’est parfois obtenue qu’au détriment de la 
souplesse. 
Chargé de la vérification des fils à ligature livrés au Service 
de Santé militaire, ou fabriqués par ce Service, nous avons pu, 
au cours de cette année, nous livrer à toute une série d’essais 
en vue d’étudier les meilleures méthodes pour obtenir un 
catgut parfait. 
Nous avons trouvé, à l’Institut Pasteur, l’hospitalité la plus 
large et la plus bienveillante. Les conseils les plus judicieux 
nous furent prodigués par MM. Roux et Borrel et, lorsque nos 
essais nous conduisirent à cette conclusion que la stérilité et la 
/ 
