72 
ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUR 
pression et d’une pompe aspirante. L’hydrogène est un conduc¬ 
teur de chaleur à peu près trois fois meilleur que l’air. 
Une fois le réservoir du régulateur bien installé et fixé dans 
l’eau du thermostat, on n’a plus qu’à réunir la boule de droite, 
3 (fig. 3.), au niveau d’eau 1 (fig. 1.) et l’autre boule au tube à 
boule 5-6 de la figure 2. Une fois ce(te réunion établie, l’eau 
du niveau d’eau pénétrera par la boule droite du réservoir 
(fig. 1) à la bifurcation, traversera celle-ci (si le passage est libre 
de mercure), passera par la boule gauche, entrera dans la boule 
du tube 5-6 et tombera jusque sur le mercure du tube en Y. 
L’eau finira par monter jusqu’à la hauteur du niveau d’eau, 
c’est-à-dire jusqu’à 4 ou 5 centimètres au-dessus de la boule, 
ce qui donne une colonne d’eau d’environ 130 centimètres. La 
pression de cetle masse d’eau sur le mercure sera assez grande 
pour faire monter le mercure dans le tube 3 de la figure 2., 
jusqu’à 7 à 8 centimètres. Elle ouvrira donc la soupape dans la 
cheminée et laissera passer l’air chaud de la lampe vers le fond 
du thermostat. 
Le chlorure de méthvlène est très sensible à la moindre élé- 
«/ 
vation de température, chaque degré fait monter le mercure 
du réservoir à peu près de 20 millimètres; donc, aussitôt que 
l’accès de la chaleur vers le thermostat sera libre, le mercure 
du régulateur montera rapidement, fermera l’embouchure de 
la bifurcation et interceptera le courant d’eau circulant dans 
les tuyaux. Dès que cela se produira, toute l’eau qui se trouvait 
dans le tube à boule s’écoulera au dehors par le petit tuyau à 
robinet 5 (fig. 2.), la pression sur le mercure cessera et la sou¬ 
pape reviendra à sa place primitive, c’est-à-dire qu’elle fermera 
l’accès de la chaleur au thermostat, et ainsi de suite. 
L’écoulement du robinet (fig. 2.) se faisant par gouttes ou 
parun jet d’eau très mince, il en résulte que l’eau dans le tube 
à boule ne s’écoule pas d’un trait mais peut parfaitement se 
tenir tout le temps de l’écoulement au même niveau élevé. Mais 
dès que le courant d’eau est intercepté dans la bifurcation, l’eau 
du tube à boule s’en va assez vite et ramène ainsi la soupape à 
son point de départ, c’est-à-dire qu’elle arrête le réchauffement 
du thermostat; l’air chaud s’en va dans la chambre par l’em¬ 
branchement 1 de la figure 4. (ou 2 de la figure 2.) et le ther¬ 
mostat commence à se refroidir. 
