724 
ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUR 
ment. Il n’y a donc qu’à préciser les conditions de cette action 
chimique. 
On emploie l’eau oxygénée à 10 volumes, ramenée à 
5 volumes par addition d’eau. On la neutralise soit par l’ammo¬ 
niaque, le borate de soude, le carbonale de soude, ou le silicate 
de soude. Ce dernier sel est à rejeter, car, l’eau oxygénée 
industrielle étant toujours acide, il se forme un précipité géla¬ 
tineux de silice susceptible de se fixer sur les lanières. Pour la 
même raison, il est indispensable de faire le coupage avec de 
l’eau décalcifiée pour éviter la formation soit de sulfate, soit 
de phosphate de chaux. 
Nous recommandons de suivre l’action de 1 eau oxygénée et 
de renouveler celle-ci en temps opportun. On doit donc titrer 
cette eau oxygénée à différents moments de son contact sur 
les lanières. 
On pourrait employer la méthode de dosage au permanga¬ 
nate; mais, comme ces titrages peuvent se répéter plusieurs 
fois par jour, il est préfér able de mettre entre les mains du 
contremaître de l’atelier, un procédé simple, pratique, permet¬ 
tant de le renseigner rapidement sur la valeur de ses bains. 
Nous proposons de se servir de l’uréomètre Bouriez , que 
nous avons légèrement modifié el adapté au dosage de l’eau 
oxygénée très diluée par une graduation spéciale (1). 
On verse directement, ou mieux avec une pipette de 5 cent, 
cubes, l’eau oxygénée à essayer dans la boule A. Puis on 
complète avec de l’acide sulfurique au 1/10 jusqu’au trait 0. 
Tenant obliquement l’appareil de la main gauche, le pouce 
obturant l’orifice B, on introduit un comprimé de permanga¬ 
nate de potasse par l’ouverture D en évitant de le faire tomber 
dans le liquide. En adaptant le bouchon de caoutchouc on 
refoule ce comprimé qui tombe dans le réservoir H, on ren¬ 
verse complètement le tube eh continuant à obturer en B, el on 
agite pour dissoudre le permanganate. L’eau oxygénée se 
décompose et la réaction est terminée lorsque le liquide reste 
coloré en rose. On enlève le pouce, la pression chasse le liquide 
et l’écoulement s’arrête de lui-même —l’ouverture étant capil- 
(1) On peut également doser avec cet appareil une eau oxygénée à 
10-12 volumes. Il suffit de prélever 1 cent, cube de cette eau avec une 
pipette graduée et d’opérer comme il est indiqué. 
