P REP A NATION DE LA COUDE A CATGUTS 
731 
rejeté pour les cordes à catgut, cette substance est trop difficile 
à stériliser. L'encollage à la gélose n’est pas pratique, car il 
doit se faire à une température assez élevée, de 40° à 45°. 
Les chiffres ci-dessus montrent que la résistance est légère¬ 
ment augmentée par un encollage. 
A. — Cordes traitées normalement et dont la stérilisation avait été obtenue 
par un traitement par la solution d’hypochlorite de soude non acidifiée 
(Cl. actif par litre , 0 gr. 100). 
Diamètre 
Poids 
au 
mètre 
Nombre 
de 
lanières 
Résistance 
Allongement 
â 
la rupture 
Corde sans encollage. 
0 mm o0 
OfU'28 
2 
7*600 
6 C 5 
Corde avec encollage à la gélatine. 
0 mm 52 
0s' r 29 
o 
8*900 
7 C 2 
Corde avec encollage à la gomme. 
0 mm 52 
Os r30 
2 
9^ » 
7°o 
Corde avec encollage au caséinale 
de soude . 
0 mm 52 
0s r 31 
2 
8*200 
6 C 5 | 
R. — Cordes traitées normalement et dont la stérilisation avait été obtenue 
par un traitement au permanganate suivi d’une réduction par le bisulfite 
de soude. 
- 
Diamètre 
Poids 
au 
mètre 
Nombre 
de 
lanières 
Résistance 
Allongement 
â i 
la rupture 
Corde sans encollage. 
(J tumfj 
0^ r 35 
2 • 
8*200 
7 e » 
Corde avec encollage à la gélatine. 
Corde avec encollage au caséinate 
0 mm 52 
08*35 
2 
9*900 
S c 5 
de soude. 
û mm 52 
0o v 31 
2 
8*500 
7 C 10 
Dans l’industrie il semble que l'on ail renoncé à celte pra¬ 
tique assez délicate de l’encollage et que l’on cherche à obtenir 
l’adhérence par des traitements chimiques ou mécaniques. 
VIH. — Action d^s substances chimiques. — Y a-t-il des 
substances chimiques capables d’augmenter la résistance de 
la corde? Des expériences longues et minutieuses seraient à 
faire sur ce point. Le sujet ne nous a intéressé que très secon- 
