P.-A. DANGEARD. - NOUVEL APPAREIL DE DÉMONSTRATION. 117 
plus facile d’ailleurs que de vérifier la chose soi-même au 
moyen d’un spectroscope. 
L’ensemble des sept écrans fournit donc un spectre qui se 
rapproche assez sensiblement du spectre ordinaire. 
Comme l’obtention de spectrogrammes, tels que ceux qui 
ont été présentés par nous à la dernière séance, comporte une 
dépense assez élevée résultant de la construction d’un spectro- 
graphe destiné à cet usage, de l’emploi d’un héliostat ou d’une 
source lumineuse intense, nous avons pensé, en utilisant nos 
observations personnelles, à construire un appareil pratique, 
Fig. i. 
de maniement simple et à la portée de tous les laboratoires de 
physiologie végétale et de physique. 
Notre appareil se compose d’un châssis A renfermant neuf 
compartiments, parmi lesquels sept reçoivent respectivement 
les radiations fournies par la série des écrans monochroma¬ 
tiques alors que les deux autres destinés à servir de témoins 
sont, l’un éclairé par la radiation totale, alors que le second est 
en pleine obscurité. 
Théoriquement, on n’a qu’à placer derrière chaque compar¬ 
timent les organismes à étudier : ainsi, dans un premier modèle , 
des cuves de culture à faces parallèles sont placées en face 
chaque écran : ce dispositif est surtout destiné aux recherches 
sur les phénomènes de croissance et à celles qui tendent à 
mesurer l’intensité relative de l’assimilation chlorophyllienne, 
en regard des diverses radiations; les cuves de culture peuvent 
contenir soit des Algues de diverses sortes, soit des germina¬ 
tions, etc. 
Mais nous appelons surtout l’attention sur notre second 
