690 
SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1906. 
Sur un nouveau microtome à main, 
par M. C.-N. PELTR1SOT. & 
L’instrument que nous présentons aujourd’hui est destiné ai 
mêmes usages que les modèles couramment employés, conn 
sous le nom de Microtomes de Rakvier. Tous ces modol 
dérivent, avec des modifications à peine sensibles, du type pi 
mitif. Le maniement relativement facile de ces petits instr 
ments, leur prix modique, la multiplicité de leurs applirahor 
en ont répandu l’emploi dans tous les laboratoires où l’on étui 
dans ses grandes lignes l’histologie animale ou végétale. Ni 
seulement les laboratoires de recherches, mais aussi, et surtoi 
les laboratoires d’enseignement pratique dépendant des établi 
sements d’instruction en font le plus large usage. 
Cependant tous ceux qui ont eu recours à ces instruments 
surtout ceux qui ont vu les élèves débutants aux prises avec : 
difficultés initiales de leur emploi, savent quels en sont ; 
inconvénients. 
On sait que ces microtomes à main se composent essentiel' 
ment d'un tube métallique s’ouvrant au centre d’une platine i 
culaire sur laquelle glisse le rasoir. Ce tube d’environ un cei 
mètre et demi de diamètre porte intérieurement un filetage 
pas de vis grâce auquel une tige pleine de même diainci 
monte lentement en tournant. Cette tige en montant pom 
devant elle l’objet à couper généralement comprimé dans i 
morceau de moelle de sureau cylindrique fendu dans sa h 
gueur. Après chaque coupe il suffit de tourner d’un certi 
angle le bouton que porte la tige intérieure et l’objet, théoru 
ment, vient dépasser de nouveau la platine, présentant 
nouvelle portion que le rasoir entamera. . J ^ ! 
On voit que cette disposition amène une série d incoi 
nients. 1° La fixité du diamètre du tube central interdit 1 emt 
de morceaux de moelle de sureau dont le diamètre s écarteIj 
en plus ou en moins de celui du tube. 11 en résulte qui 
moelle est souvent, ou beaucoup trop comprimée, ou msi 
samment maintenue, ce qui exige des calages latéraux assez < 
