C.-N. PELTRISOT. - SUR UN NOUVEAU MICROTOME A MAIN. 693 
forte de godet (g) qui constitue la base de la tige et qui, renversé, 
onne au microtome une assiette suffisante. On peut ainsi le 
lanter la platine en l’air sans que la molette qui occupe le 
entre du godet et ne dépasse pas les bords, gêne en rien 
équilibre. 
Pour se servir de ce microtome on opère ainsi : une fois 
objet placé entre les deux morceaux de moelle de sureau, on 
ssserre la molette qui commande la vis de la griffe et l’on 
Opuie sur cette molette, la griffe monte et se dégage en écar- 
,nt ses branches au maximum. On introduit entre les branches 
moelle de sureau et l’on tire alors sur la molette jusqua ce 
ae les branches de la griffe en se i^esserrant, compriment 
Mme on le désire la moelle de sureau. On visse alors à fond 
î molette pour maintenir la compression. On peut même aug- 
ienter celle-ci en continuant à serrer la molette. 
L’objet et la moelle se trouvent alors solidement maintenus et 
d tournant la tige qui porte le tout, on provoque une montée ou 
ne descente lentes et homogènes de l’échantillon à couper. 
I)ur débarrasser le microtome de ce dernier il n’est pas besoin 
c le démonter entièrement. Il suffit de desserrer la molette 
; ffisamment et d’appuyer sur celle-ci, la griffe se dégage en 
Partant ses branches qui laissent échapper moelle et objet. 
Cet instrument, surtout établi à des conditions qui permettent 
1 voir son emploi se généraliser, n’a pas la prétention d’être 
i objet de haute précision; nous pensons toutefois qu’il rendra 
[biques services. En résumé il présente les avantages sui- 
r |ats : 
1° Il pennet l’usage de moelle de sureau de tous les diamètres 
îrants ; 
2° La moelle, comprimée exactement à volonté, possède un 
nuvement ascensionnel absolument régulier, d’où une régula¬ 
is théorique de l’épaisseur des coupes. 
B° Le montage et le démontage de la moelle et de l’objet à 
uper demandent le minimum de temps. 
VI. Chauveaud fait la communication suivante : 
