SUR LA CULTURE DES MICROBES ANAÉROBIES. 51 
microbe anaérobie dont ils ont fait, une excellente étude 1 . 
On voit par ce qui précède quel intérêt s’attache à l’étude des 
microbes anaérobies : plusieurs sont pathogènes, tous sont fer¬ 
ments. Les difficultés particulières de la technique ont fait qu’il 
n’a pas été entrepris sur ces organismes autant de recherches 
que sur les autres microbes. Nous allons faire ici la description 
de quelques appareils qui peuvent être employés utilement dans 
l’étude des anaérobies. 
I 
Dans ses recherches sur les ferments anaérobies, M. Pasteur 
so contentait d’ensemencer l’organisme qu’il voulait étudier 
dans des liquides appropriés, préalablement stérilisés et privés 
d’air par un courant de gaz hydrogène ou d’acide carbonique. 
C’est ainsi qu’il a obtenu des cultures du vibrion butyrique et 
qu’il a pu préparer en grande quantité les produits de la fermen¬ 
tation causée par ce vibrion. Ce procédé est très commode pour 
ce genre de recherches, et il est facile à chacun d’imaginer un 
dispositif expérimental qui réalise les conditions les plus favo¬ 
rables pour le but particulier à atteindre. 
Un petit appareil, très utile pour faire la culture des anaéro¬ 
bies dans un liquide, et employé déjà par MM. Pasteur, Joubert 
et Chamberland pour cultiver le vibrion septique, est le suivant. 
11 consiste (lig. 1) dans un tube à deux branches, T, auquel est 
soudé un tube de terre étranglé en A et pourvu d’un petit 
tampon de coton. Chacune des branches porte latéralement 
un petit tube effilé d. Le tube est ainsi stérilisé dans le four à 
tlamber. Dans une des branches on fait entrer le liquide nutritif 
pur et préalablement ensemencé, en plongeant l’eflilure ouverte 
dans le tube qui la contient et en aspirant par le tube A, puis 
on ferme l’effilure à la lampe, et on aspire de même dans la 
seconde branche le bouillon de culture non ensemencé. Le tube 
A est ensuite relié à une machine pneumatique à mercure et on 
fait le vide. Au moyen d’une petite flamme de gaz, appliquée 
avec précaution, on détermine l’ébullition, à basse température, 
du liquide dans les deux branches pour bien chasser tout l'air. 
Les bulles produites viennent crever sur la paroi du tube légè- 
L Du charbon bactérien, par MM. Arloing, flornevin et Thomas. Paris, 1883. 
