186 
ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUR. 
0 m ,40 de haut. Le compartiment inférieur est à double paroi sur 
toutes ses faces, sauf sur celle qui est fermée par la porte, et 
celle qui forme paroi commune avec le compartiment supérieur. 
Les parois de celui-ci sont simples, et seulement doublées, sauf 
la porte, de carton d’amiante. 
Ces deux compartiments, qui forment l’étuve, reposent sur un 
socle c, entièrement fermé pour éviter les courants d’air, et dans 
lequel quatre becs à papillon du plus petit modèle, placés aux 
extrémités d’une croix, donnent de toutes petites flammes éclai¬ 
rantes placées assez bas pour n’arriver jamais en contact direct 
avec le fond de l’étuve. Une petite portera permet d’allumer et 
de surveiller les becs de gaz. Les produits de combustion s’échap¬ 
pent par H. • , 
L’écartement des doubles parois du compartiment inférieur 
est partout de 0 m ,02, sauf en dessous où il est de Û m ,05, afin 
d’augmenter la masse d’air qui, chauffée au contact delà paroi du 
fond, doit, en se répandant sur les côtés et en arrière, porter 
tous les points de l’étuve à une température suffisante et égale. 
Pour assurer encore cette égalité, il était nécessaire d’assurer 
une circulation de l’air chauffé; aussi j’ai fait pratiquer, dans la 
feuille externe des parois, deux ouvertures de 0 111 ,03 de dia¬ 
mètre, l’une d’elles est située sur le côté gauche en bas et en 
avant, l’autre sur le côté droit eu haut et en arrière. 
Le compartiment inférieur porte en outre deux ouvertures 
perçant les deux feuillets de la paroi et isolées de l’espace entre 
les feuillets par des tubes de cuivre; la première est située au 
centre du côté gauche, elle est destinée à livrer passage au ther¬ 
momètre, l’autre laisse passer les tubes d’arrivée et de départ 
du régulateur r. Dans le compartiment supérieur on a sim¬ 
plement supprimé la feuille interne des parois de sorte que l’air 
chaud ne circule pas autour de lui, mais lui arrive du compar¬ 
timent inférieur par une cloison a percée de cinq trous, ayant 
deux centimètres de diamètre. 
La paroi supérieure de ce compartiment porte également 
deux trous de 2 centimètres de diamètre, l’unpourle passage du 
thermomètre l’autre pour favoriser la circulation de l’air. 
Comme régulateur, j’ai donné la préférence au régulateur de 
Bunsen modifié d’après les indications que M. d’Arsonval a 
donné en 1880 (Société de Biologie). 
