210 
ANNALES DE L INSTITUT PASTEUR 
mille fois elplus; il faut aussi qu’elle puisse donner l’image des 
objets teintés par les matières colorantes dont on fait un si 
grand usage aujourd’hui. 
Les perfectionnements apportés récemment à la construction 
des objectifs et des systèmes d’éclairage ont rendu pratique 
l’emploi des forts grossissements. La sensibilité des plaques au 
gélatino-bromure, en réduisant le temps de pose, a aussi contri¬ 
bué pour une grande part à l’usage des objectifs puissants. 
Enfin, l’invention des glaces isochromatiques, qui rend facile 
la reproduction des objets colorés, a fait disparaître le dernier 
obstacle à la photographie des microbes. 
Tous ces progrès en optique microscopique et en photogra¬ 
phie ont été faits dans le temps où la bactériologie prenait 
son grand développement : ils ont été mis à profit, et il est à 
espérer que dans les ouvrages sur les microbes les photogra¬ 
phies prendront une place de plus en plus importante. 
Presque tous ceux qui se sont occupés de pliotomicrographie 
ont fait construire des appareils particuliers qui leur paraissaient 
le mieux réaliser les conditions nécessaires. Nous donnerons, 
nous aussi, la description de l’appareil que nous employons et 
qui a été construit sur nos indications par MM. Verick et Stiassnie. 
Nous nous empressons de dire que nous ne pensons pas qu’il 
soit indispensable de se servir de cet appareil pour avoir de 
bonnes photographies. Anotreavis, il en est des appareils photo¬ 
graphiques comme des procédés de développement: les meilleurs 
sont ceux dont on a l’habitude et que l’on manie le mieux. 
Description de j/appareil. — Pour permettre l’emploi des 
objectifs les plus puissants, l’appareil de photomicrographie doit 
être stable, muni d’un dispositif de mise au point commode et 
précis et d’une source de lumière artificielle intense et régulière. 
Dans celui que nous employons, le microscope, la chambré noire 
et la lanterne d’éclairage sont portés sur un long banc de fonte 
très lourd, monté sur des pieds garnis de coussinets de 
caoutchouc. La hauteur de l’appareil est celle d’une table de 
travail et sa longueur totale est de l m ,80. 
Nous allons passer en revue les diverses parties dont il se 
compose. 
1° Le microscope est un modèle n° 4 de Vérick sur lequel 
on peut adapter les diaphragmes et les systèmes d’éclairage que 
