LA PHOTOGRAPHIE APPLIQUÉE A L’ÉTUDE DES MICROBES. 211 
l’on utilise pour l’examen histologique et pour celui des mi¬ 
crobes. Il est muni d’une platine mobile qui permet des mouve¬ 
ments rectangulaires au moyen de deux vis que l’on voit dans 
les figures 1 et 2. Les mouvements de la platine sont très précis, 
car ils sont commandés par des vis et non par des crémaillères; 
de plus, la platine est très peu épaisse, ce qui donne des facilités 
pour l’éclairage oblique. Le microscope se place sur une plaque 
tournante sur laquelle il est fixé au moyen d’une vis. On peut 
ainsi facilement diriger le miroir vers une petite lampe à essence 
semblable à celles que l’on emploie en médecine pour l’examen 
des cavités et examiner une préparation aussi commodément 
qu’à la table de travail. La figure 2 montre le microscope tourné 
vers la lampe pour l’examen d’une préparation. Lorsqu’on a 
trouvé un point convenable, on fait faire un quart de tour à la 
plaque et on incline le microscope dans la position qu’il a figure 1. 
Le tube est reçu dans une gouttière que porte la pièce intermé¬ 
diaire placée entre lui et la chambre noire. 
2° Cette pièce intermédiaire se compose d’une colonne fixée 
à une plaque de métal engagée dans deux rainures pratiquées 
intérieurement tout le long des bords du banc de fonte ; elle peut 
être fixée par une vis au point convenable. La hauteur de la 
colonne est telle que lorsque le microscope est incliné et que son 
tube est appuyé dans la gouttière, son axe est à peu près dans 
celui delà chambre noire. Deux visque l’on voit sur le corps de la 
pièce intermédiaire permettent d’achever le centrage avec une 
grande précision. Le dispositif qui sert au centrage est le même 
queceluidu correcteur employé dans le microscope des minéralo¬ 
gistes. Une pièce mobile et maintenue par un ressort à boudin 
fermelagouttière qui reçoitle tubedu microscope ets’opposeainsi 
à l’entrée de la lumière. La pièce intermédiaire porte encore un 
tube de microscope, mobile au moyen d’une crémaillère; dans la 
figure I on voit le tube relevé, dans la figure 2 on le voit abaissé. 
A la partie inférieure de ce tube est fixé un prisme à réflexion 
totale, de sorte que lorsque le tube est abaissé, on peut au 
moyen d’un oculaire examiner la préparation sans relever le 
microscope. Il est commode d’avoir sur ce tube un oculaire 
micrométrique avec des fils croisés, on conçoit qu’il est 
alors facile de disposer les choses de telle façon que tout point 
de la préparation qui est amené à la croisée des fils donne 
