LA PHOTOGRAPHIE APPLIQUÉE A L’ÉTUDE DES MICROBES. 213 
extrémités et que Ton voit figure 1, sert à la mise au point; elle se 
relie au microscope au moyen d’une ficelle qui s’enroule autour 
de la tige et passe dans la gorge du bouton de la vis micromé¬ 
trique du microscope. Cette ficelle est tendue par un poids L La 
tige de mise au point peut être serrée par un frein qui l’immo¬ 
bilise pendant la pose. Lorsque Ton veut donner à la tige un 
mouvement très lent on tourne le second bouton qui correspond 
à un engrenage que Ton peut désembrayer à volonté. 
4° Le châssis, figure 3, porte à la fois la glace dépolie qui sert 
à la mise au point et la glace sensible. 11 glisse sur deux galets 
et dans une rainure fixés sur le porte-châssis. Un léger ressort 
caché dans la rainure appuyé le châssis sur les galets et empê¬ 
che le ballottement. Lorsque la mise au point est faite sur la 
Fig. 3. — G D, glace dépolie. — G S, glace sensible. — V, volet. 
glace dépolie, il suffit de faire glisser le châssis sur les galets 
pour que la plaque sensible prenne la place de la glace dépolie. 
Le châssis est construit de façon que la glace dépolie et la glace 
sensible soient exactement sur le même plan. Ce mouvement de 
glissement n’ébranle pas l’appareil; il permet de remplacer rapi¬ 
dement et facilement le verre dépoli par la plaque sensible. 
Appareil d’éclairage. —A la lumière solaire, qui est souvent 
insuffisante et dont l’intensité change à chaque instant, nous 
préférons une lumière artificielle facile à régler. C’est la 
lumière oxhydrique que nous avons choisie . Nous employons 
un chalumeau vertical du système Brin. Il est formé de deux 
tubes concentriques : le tube intérieur amène le gaz d’éclai¬ 
rage, le tube extérieur l'oxygène. Au lieu de frapper la sur- 
1. Lorsqu’on ne se sert pas de l’appareil, il faut maintenir la ficelle tendue par 
le poids. 
