LA PHOTOGRAPHIE APPLIQUÉE A L'ÉTUDE DES MICROBES. 217 
pâte magnésienne de manière à la façonner comme une pilule, 
on la traite comme il vient d’être dit pour les cylindres. 
Les avantages de ce mode d’éclairage sur le chalumeau 
oxhydrique à hâton de chaux sont nombreux. L’intensité lumi¬ 
neuse est beaucoup plus forte pour la même consommation de 
gaz d’éclairage et d’oxygène le crayon de magnésie étant très 
peu volumineux, il faut peu d’oxygène pour le porter à l’incan¬ 
descence. Sous ©e rapport le chalumeau est très économique. 
Il dégage peu de chaleur, sa lumière est blanche et très photo¬ 
génique, ce qui permet d’employer des objectifs plus puissants. 
Le crayon de magnésie ne s’altère que très lentement dans la 
flamme, il est facile à préparer et ne nécessite aucune précau¬ 
tion pour être conservé. Déplus, le point lumiueux étant très vif 
et peu étendu, les conditions de centrage et d’éclairage sont 
beaucoup plus faciles à réaliser. 
Dans notre appareil, le chalumeau est renfermé dans une 
lanterne de petit volume portée sur un support métallique à cou¬ 
lisse relié au banc de fonte ainsi que le montrent les figures 1 
et 2. Une crémaillère permet le déplacement de la lanterne ^e 
haut en bas; une seconde crémaillère donne le déplacement 
latéral. La lanterne glisse sur son support et peut être rappro¬ 
chée ou éloignée du microscope. Un miroir réflecteur et des 
lentilles permettant d’avoir un faisceau parallèle ou convergent 
complètent l’appareil d’éclairage 1 . 
La lumière la plus vive et la plus riche en rayons chimiques 
n’est pas toujours la meilleure en photomicrographie. Les 
lumières trop actives donnent des images grises et sans con¬ 
trastes. Une des grandes difficultés dans la photographie des 
microbes, c’est d’avoir les fonds très purs en même temps que 
l’image des organismes microscopiques est nette et bien tran¬ 
chée. Pour obtenir ce résultat, il ne faut pas employer la 
lumière crue fournie parla magnésie incandescente. Il est pré¬ 
férable d’interposer entre la lanterne et le microscope des verres 
ou des solutions colorées appropriées. 
La teinte des verres ou des solutions colorées doit varier 
avec les plaques que l’on emploie et la coloration de la prépa¬ 
ration. Avec les glaces isochromatiques, il est bon d’interposer 
L La lanterne d’éclairage est construite parla maison Duboscq. 
