220 
ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUR. 
Les nouveaux objectifs apochromatiques de Zeisset les ocu¬ 
laires à projection fabriqués par le même opticien sont excellents 
pour la photomicrographie. L’image obtenue avec ces instruments 
a une netteté, une clarté et une intensité tout à fait supérieures. 
Le temps de pose est considérablement réduit, quand on se sert 
de ces objectifs et de ces oculaires qui absorbent peu de lumière 
et montrent les teintes d’une préparation avec toute leur 
vivacité. 
Nous n’avons jamais pris de précautions spéciales pour la 
correction du foyer chimique des objectifs. Le verre ou le liquide 
colorés que nous plaçons entre la lanterne et le microscope 
suffisent à corriger le foyer chimique qui, du reste, pour les 
objectifs puissants, se confond avec le foyer lumineux. 
Mesure des grossissements. —Lameilleure manière desavoir 
quel est le grossissement obtenu est de photographier le micro¬ 
mètre objet, aussitôt après la préparation, en ne changeant rien 
au dispositif employé. Nous donnons une photographie du 
micromètre au-dessous de la photographie de la préparation. 
En notant l'objectif employé et le tirage de la chambre, on fait 
une table des grossissements que l’on peut obtenir. 
Des plaques sensibles. -— Nous employons exclusivement, 
pour la photographie microscopique, les glaces isochromatiques 
à l’éosine. Celles que prépare M. Attout-Tailfer sont d’un 
usage excellent. 
Temps de pose. — Le temps de pose est très variable, il 
dépend de la préparation, de l’objectif, de la sensibilité des pla¬ 
ques, de l’intensité et de la qualité delà lumière, il vaut mieux 
employer une lumière moins forte et poser plus longtemps; les 
détails viennent mieux sur le cliché, et les oppositions sont 
mieux conservées. Avec notre éclairage, les temps de pose 
varient : pour un grossissement de 800 diamètres, obtenu avec 
un objectif apochromalique : 3.0 — 1,30. et un oculaire à projec¬ 
tion n° 2, ils sont de une à six minutes, selon les préparations. 
Développement. — Nous ne ferons ici aucune recommanda¬ 
tion spéciale pour le développement des plaques. Le développe¬ 
ment dont on a l’habitude est celui qu’on trouve le meilleur. 
Nous nous bornerons à dire que nous développons à l’oxalate de 
fer, que nous mettons en général peu de solution de fer et que 
nous ajoutons un peu de bromure. Le renforcement se fait 
