46 BULL. 
BULL. SOC. YAUD. SC. NAT. XVI, 81. 
SEP. 1 
NOTE 
SUR UN 
NOUVEAU BAROMÈTRE ENREGISTREUR 
PAR 
Henri DUFOUR 
Désirant posséder un baromètre enregistreur dans le labo¬ 
ratoire de physique de l’Académie de Lausanne, j’ai cherché 
à construire un appareil simple et coûtant peu. Je crois avoir 
réussi et je pense qu’il ne sera pas inutile d’en donner une 
courte description. 
En fait, j’ai obtenu deux formes différentes de baromètre 
présentant chacune ses avantages et ses inconvénients. L’ins¬ 
trument employé est un baromètre à siphon; pour obtenir un 
enregistrement, on utilise les mouvements qui résultent du 
déplacement du centre de gravité de l’appareil lorsque le 
mercure monte ou descend dans le tube barométrique. 
i eY Instrument (planche III, fig. 3). 
Dans cet instrument on utilise seulement les mouvements 
du mercure dans la branche ouverte du siphon. L’appareil se 
compose du tube barométrique a, d’un tube de verre incliné 
b. Ces deux parties sont réunies par un fragment de tube de 
caoutchouc qui est légèrement serré au point c par une pince 
à vis fixée sur le support de bois du tube barométrique. Le 
point c sert ainsi de charnière autour de laquelle la partie 
mobile b peut s’incliner. Un fil réunit un point du tube b avec 
l’extrémité du bras d’un fléau de balance, tandis que l’autre 
bras porte un contre-poids. Au couteau de la balance pro¬ 
longé est fixée la tige verticale d à l’extrémité de laquelle est 
le style, traçant d’une manière continue sur un cylindre cou¬ 
vert de noir de fumée. 
On voit que dans ces conditions, la quantité de mercure 
