2 SEP. NOUVEAU BAROMÈTRE ENREGISTREUR BULL. 47 
contenue dans le tube b, et faisant équilibre au contre-poids 
p, est très petite, de sorte que les variations de cette quantité 
peuvent agir d’une manière plus efficace que dans le baro¬ 
mètre balance ordinaire, dans lequel le fléau soutient le 
poids total de la colonne de mercure et le contre-poids qui 
lui fait équilibre. Le mouvement de la partie b c est en effet 
produit: 1° par la variation du poids du mercure contenu dans 
le tube ; 2° par la variation de la distance du centre de gravité 
du système mobile au point c; 3° par la variation de l’angle a 
que forme la direction du tube incliné avec l’horizontale. Le 
moment statique de l’appareil par rapport au point c est, 
comme le montre la figure 
P. I . cos a. 
I désignant la distance du centre de gravité à l’axe de rota¬ 
tion, et P le poids du mercure et du tube; les variations de 
ces trois quantités tendent ensemble à produire le mouve¬ 
ment de l’aiguille. 
La sensibilité de l’instrument peut varier à volonté. Il suffit 
de choisir convenablement les diamètres des tubes a et b et 
la valeur de l’angle a. 
Mais on voit aussi que les indications de l’appareil ne sont 
pas proportionnelles aux variations barométriques. Ce défaut 
pourra être corrigé après une étude prolongée de l’instru- 
ment qui montrera quelle inclinaison il faut donner au bras 
de fléau e de la balance , ou peut-être s’il faut construire une 
courbe particulière pour le raccordement du fil avec l’extré¬ 
mité de l’autre bras; le problème me paraît avoir quelque 
analogie avec celui que MM. Raoul Pictet et Cellérier ont si 
bien résolu récemment dans la construction de leur thermo- 
graphe enregistreur b L’appareil que j’ai réalisé pour le mo¬ 
ment est construit d’une manière trop grossière pour me 
permettre de faire cette étude. 
L’emploi d’un fragment de tube de caoutchouc comme char¬ 
nière pourrait être aussi une cause d’erreur, dont il est diffl- 
1 Archives des Sc. phys. et naturelles. T. LX1Y. Déc. 1878, p. 185. 
