48 BULL. 
HENRI DUFOUR 
SEP. 3 
cile de prévoir l’importance ; la flexibilité du caoutchouc peut 
se modifier lentement avec le temps, et, sous ce rapport, il 
vaudrait peut-être mieux employer un tube en peau puisque 
cette substance est utilisée dans la construction du baromètre 
Fortin. 
Il faut remarquer cependant que les mouvements du tube 
de caoutchouc dans le voisinage du point c sont toujours très 
petits. 
C’est pour éviter l’emploi du tube de caoutchouc que j’ai 
construit l’appareil suivant : 
2 e Instrument (pl. III, fig. 4). La figure fait immédiatement 
comprendre la manière dont l’appareil fonctionne, le tube ba¬ 
rométrique est coudé deux fois; la partie verticale est sou¬ 
tenue par un axe horizontal passant un peu au-dessus du 
centre de gravité, le tube tout entier oscille autour de cet 
axe, comme le fléau d’une balance. Les moments statiques 
par rapport au point o sont : 
P. t. cos a et P'. V. cos /?. 
Les variations des trois quantités contenues dans ces pro¬ 
duits agissent dans le même sens, l’un des moments augmente 
tandis que l’autre diminue, ce qui détermine l’inclinaison du 
tube ; une aiguille portant un style, trace comme dans l’appa¬ 
reil précédent sur un cylindre couvert de noir de fumée. Cet 
instrument marche actuellement au laboratoire ; malheureu¬ 
sement, je n’ai pu le réaliser que d’une manière très grossière; 
l’axe de suspension est une grosse aiguille, à l’extrémité de 
laquelle est fixée une tige en bois portant le style. 
J’espère pouvoir faire réaliser ces deux appareils d’une 
manière plus précise et étudier alors leur marche dans des 
conditions meilleures que celles dans lesquelles ils sont actuel¬ 
lement. 
On peut remarquer, en passant, que ce dernier appareil 
peut fort bien être transformé en thermomètre enregistreur 
à air ; il suffit de fixer sur la branche ouverte un vase quel- 
