4 SEP. NOUVEAU BAROMÈTRE ENREGISTREUR BULL. 49 
conque contenant de l’air ; la dilatation du gaz se fera dans 
les mêmes conditions que si la pression était à peu près cons¬ 
tante et égale à la pression atmosphérique le jour où l’instru¬ 
ment aura été fermé. J’ai aussi construit cet appareil, et j’ai 
pu m’assurer qu’il a toute la sensibilité désirable entre cer¬ 
taines limites. 
D’une manière générale, on voit qu’il est facile, toutes les 
fois que l’on peut employer le déplacement d’un index de 
mercure, de réaliser des appareils à indications continues ; 
j’ai eu l’occasion de construire sur le même principe un ther¬ 
momètre différentiel de démonstration. 
Nous donnons ici une reproduction de la courbe tracée par 
l’enregistreur, pendant les journées du 19 et du 20 février 
1 879. (PI. III bis.) 
Les quelques détails suivants que nous avons pu recueillir 
sur la marche du baromètre pendant la tempête du 20 seront 
peut-être de nature à intéresser les lecteurs du Bulletin. Nous 
regrettons vivement que notre appareil soit installé encore 
d’une manière si primitive, que les indications obtenues n’ont 
qu’une valeur qualitative, mais ne peuvent servir de base 
pour des mesures. Pour compléter les indications de cette 
courbe, nous donnerons les résultats des observations de l’ob¬ 
servatoire de Lausanne. 
On constate d’abord à Lausanne une dépression assez pro¬ 
noncée entre 1 et 4 heures du matin le 20 février, le baro¬ 
mètre remonte ensuite légèrement jusqu’à 7 heures du matin, 
dès ce moment une baisse continue se produit. Les indications 
barométriques de la journée sont les suivantes : 
20 février 7 h. matin. 704.3 
1 h. ap.-m.701.4 
6 h. soir. 694.0 
9 h. ». 697.8 
21 » 7 h. matin. 705.0 
La courbe montre que l’observation de 6 heures du soir 
correspond bien au minimum qui a eu lieu entre 6 et 7 h. 
