1 SEP. 
BULL. SOC. Y AUD. SC. NAT. XVI, 83. 
BULL. 655 
Note sur un thermomètre différentiel de démonstration 
PAR 
Henri DUFOUR 
professeur de physique à l’Académie de Lausanne. 
Pour montrer dans les cours de physique les principaux phéno¬ 
mènes dus au rayonnement de la chaleur, on emploie ordinairement 
la pile thermo-électrique et un galvanomètre. Si ce dernier instru¬ 
ment est un appareil à réflexion (tel que celui de M. Wiedemann),. 
il est facile de rendre visible à un très nombreux auditoire des phé¬ 
nomènes thermiques les plus délicats. Le seul inconvénient que 
présentent ces deux appareils est leur prix élevé ; c’est pour cela 
peut-être que l’étude du rayonnement de la chaleur est si souvent 
négligée dans les collèges qui ne possèdent que de faibles ressour¬ 
ces. C’est pour rendre possible à chacun l’étude de ces phénomènes 
que j’ai construit l’instrument suivant qu’il est facile d’exécuter 
partout à un prix très modique. 
Un tube en V £rès largement ouvert (les deux branches forment 
un angle de 140 <> environ) est terminé à l’une de ses extrémités par 
une boucle noircie. Un levier horizontal, en bois très léger, réunit 
les deux branches comme le ferait la barre horizontale d’un A re¬ 
tourné (y) ; ce levier tourne autour d’un axe horizontal fixé au milieu 
de sa longueur; sur l’axe est une aiguille verticale qui se meut de¬ 
vant un cadran divisé également vertical. 
Une petite colonne de mercure est introduite dans le tube, de 
telle sorte qu’elle en occupe la partie inférieure; l’équilibre étant 
établi, l’aiguille indicatrice est sur le zéro de la graduation. Dans ces 
conditions, tout échaufïement de la boule produit une dilatation de 
l’air qu’elle contient, et par conséquent un déplacement de l’index 
de mercure, sous l’influence duquel l’appareil s’incline plus ou 
moins; il revient ensuite au zéro quand l’action de la source de cha¬ 
leur cesse d’agir. 
Pour régler l’horizontalité du fléau, un petit curseur en laiton 
peut être placé sur le levier à une distance variable de l’axe. Enfin 
le mouvement de l’appareil est très régulier si on a soin d’introduire 
dans le tube avec le mercure une petite quantité d’acide sulfurique 
concentré qui protège les surfaces terminales du mercure contre 
l’oxydation. 
Pour employer cet appareil à l’étude des phénomènes de la cha- 
