656 BULL. 
H. DUFOUR 
SEP. 2 
leur rayonnante, on place un cône en laiton poli intérieurement à 
une petite distance de la boule, les substances diathermanes à étu¬ 
dier sont fixées entre la petite ouverture du cône et la boule; la 
chaleur d’une bougie renvoyée par un petit réflecteur suffit pour la 
plupart des expériences. L’étude des pouvoirs absorbants et émis- 
sifs des diverses substances se fait facilement en préparant un cer¬ 
tain nombre de petits disques de cuivre (tels que les rondelles de 
cuivre d’une pile de Volta), chaque disque est couvert d’un côté de 
noir de fumée, de l’autre de la substance dont on veut déterminer 
le pouvoir absorbant. Tous ces disques étant chauffés ensemble 
dans un vase de métal, il suffit de les placer successivement à la 
même distance de la boule, la substance à étudier étant en regard 
de la boule pour déterminer les pouvoirs émissifs. 
Si on place ces mêmes disques tous à la même distance d’un 
poêle ou d’une source de chaleur quelconque, les faces différentes 
tournées contre la source de chaleur, puis qu’on mette successive¬ 
ment la face noire de chacun d’eux en regard de la boule, on cons¬ 
tate l’inégalité de leurs pouvoirs absorbants, par l’inégalité des dé¬ 
viations de l’instrument. 
Gomme on le voit, l’instrument n’est autre chose qu’un thermo¬ 
mètre différentiel à une boule, mais dont les indications sont plus 
faciles à voir à distance que celles des appareils de Rumford ou de 
Leslie. Il va sans dire que l’appareil variant avec la pression baro¬ 
métrique et la température du milieu ambiant, il faut, avant de com¬ 
mencer une série d’expériences, établir l’horizontalité du levier en 
déplaçant le petit curseur. 
On peut réaliser cet appareil de dimensions très variables. Celui 
que j’emploie a un levier de 14 centimètres environ de longueur, 
l’index de mercure a 5 centimètres ; j’en ai construit un autre beau¬ 
coup plus petit de 3 centimètres seulement de longueur dont la 
boule n’a que 5 millimètres environ de diamètre et dont le tube est 
presque capillaire; on peut avec l’instrument constater assez facile¬ 
ment la distribution de la chaleur dans le spectre solaire. L’ins¬ 
trument peut être aussi construit à deux boules comme le thermo¬ 
mètre différentiel ordinaire, mais il est moins sensible *. 
1 Lorsque l’instrument décrit ci-dessus a été construit, je ne connaissais 
pas le thermographe décrit par M. Marey et qu’il emploie pour l’inscrip¬ 
tion des variations de la chaleur animale (Voir la Méthode graphique dans 
les sciences expérimentales, par M. E.-J. Marey, page 314). Cet appareil me 
paraît être plus difficile à construire que celui que je propose, mais il a 
l’avantage d’avoir une boule fixe. 
