( §91 ) 
des déplacements latéraux du manchon, en vue du cen¬ 
trage de la tige. 
La table U ± du goniomètre, munie de vis calantes, 
s’engage par son pied dans le canal central du socle; 
elle repose sur le socle au moyen d’un manchon m 2 , à 
vis de serrage, et peut tourner librement à la main, 
autour de l’axe du goniomètre. Pour les observations 
dans des milieux autres que l’air, la table t 2 porte une 
cuvette C à faces parallèles; c’est une cuvette de Leybold 
(numéro 2758 du catalogue de cette maison), choisie 
parmi quelques-unes du même genre; à elle seule, même 
remplie d’un liquide, elle ne produit pas de déviation 
appréciable des rayons lumineux ; elle s’engage dans un 
cadre c, fixé au moyen d’une vis v 2 à la table du gonio¬ 
mètre, et est maintenue entre deux ressorts r. 
Les faces de la cuvette doivent être rendues perpen¬ 
diculaires aux rayons sortant du collimateur, afin que 
ces rayons ne soient pas déviés en pénétrant dans la 
cuvette. Cette position de la cuvette se réalise aisément 
à la main; l’oculaire du goniomètre est un oculaire de 
Gauss, de sorte que si la lunette vise à l’infini et qu’on 
éclaire le réticule, on peut voir l’image du réticule 
obtenue par réflexion sur la cuvette; il suffit donc de faire 
coïncider cette image avec le réticule même, lorsque les 
axes optiques de la lunette et du collimateur coïncident. 
Les vis calantes de la table permettent d’ailleurs de 
rendre la cuvette verticale. 
Les rayons déviés par le prisme cristallin placé dans 
le milieu contenu dans la cuvette subissent une nouvelle 
déviation a la sortie de la cuvette. Si B' est la déviation 
observée au goniomètre, on comprend aisément que la 
déviation o, produite par le prisme, est donnée par la 
