241 
M. LA>'GERON. - HYDROTIMÉTRIE EN GÉOGRAPHIE ROTANIQUE. 
soit toujours la même, car les dormées définitives restent comparables. 
Nous allons examiner les divèrses causes d’erreur, indiquer les moyens 
d’y remédier et déterminer leur importance, en ce qui concerne le but 
que nous voulons atteindre. 
Les erreurs de dosage peuvent être dues aux instruments, à la liqueur 
titrée, à la manière d’effectuer le dosage. 
1° Instruments. — Les objets nécessaires pour faire un dosage 
hydrotirnétrique sont un flacon portant quatre traits de jauge, correspon¬ 
dant à 40, 30, 20, 10 centimètres cubes et une burette spéciale, dite 
burette hydrotirnétrique. Ces instruments spéciaux sont à peu près 
indispensables. On ne peut mesurer l’eau à analyser dans une éprou¬ 
vette graduée et la verser ensuite dans un flacon quelconque, car la perte 
par adhérence aux parois de l'éprouvette fausserait les résultats. Albert- 
Lévy conseille l’emploi d’une pipette jaugée. Ce procédé est très bon car 
il permet de mesurer très exactement le volume d’eau à analyser, on 
pourra donc se servir d’un flacon quelconque d’une contenance de 
100 grammes et bouchant à l’émeri : on y versera l’eau à analyser 
mesurée au moyen de la pipette. On se rappellera qu’il ne faut jamais 
souffler dans une pipette jaugée pour faire écouler le liquide : ces 
pipettes sont graduées soit à l’écoulement libre, soit à l’écoulement contre 
la paroi du vase. Une pipette de 40 centimètres cubes suffira, car il est 
rare que le botaniste ait à étudier des eaux qui nécessitent une dilution 
pour le dosage hydrotirnétrique. 
Albert Lévy reproche à la burette hydrotirnétrique, de la forme dite 
burette de Gay-Lussac, la difficulté de son maniement. Il y a là, croyons- 
nous, une exagération. Cette burette peut très bien être maniée d’une 
seule main; l’index doit être appuyé sur l’orifice de remplissage et sert 
à régler l’écoulement du liquide. Le pouce et le médius suffisent pour 
maintenir l’instrument et pour lui faire exécuter les mouvements de 
bascule au moyen desquels on verse le liquide. On le fait très facile¬ 
ment couler goutte à goutte, pourvu que la pulpe de l’index soit légère¬ 
ment moite et permette de bien obturer l’orifice circulaire de remplissage. 
L’emploi de la burette de Mobr à robinet est aussi difficile à apprendre 
pour le novice, et cet instrument nécessite l’emploi d’un support, ce qui 
est une complication pour le botaniste, surtout en voyage. L’entretien du 
robinet nécessite des soins minutieux, surtout avec la liqueur de savon qui 
l’encrasse facilement. En outre, la burette de Boutron et Boudet est 
graduée en degrés et permet de lire directement le résultat obtenu, tandis 
que l’emploi d’une burette ordinaire, divisée en dixièmes de centimètres 
cubes nécessite un calcul pour chaque lecture et donne toujours des 
chiffres avec décimales. 
L’erreur provenant de la dilatation par la chaleur de la main est 
(séances) 16 
T. LVIII. 
