424 
SÉ.OCE DU 23 JUIN 1911. 
qu’il est très facile de dépasser le moment exact où elle apparaît. Ce 
degré est toujours très faible. 
La tiltration du liquide exige des précautions que nous indiquerons en 
traitant du 3® degré. 
Détermination du troisième degré ou degré après ébullition. 
a. Ballon hydrotimétvique. — Le ballon dans lequel on tait bouillir 
l’eau à analyser sera, pour plus de commodité, d’une forme particulière. 
11 doit posséder un très large col, sur lequel est gravé un trait circulaire. 
Le ballon est rempli exactement jusqu’au trait avec l’eau à analyser; 
puis, après ébullition et refroidissement, le volume est complété avec de 
l’eau distillée jusqu’au niveau exact du trait circulaire. 
A défaut de ballon portant un trait gravé, voici comment on peut 
opérer. Si on a un ballon à col très large, on fait simplement un repère 
sur le col soit avec un diamant, soit en collant une étiquette. Ce repère 
remplacera le trait circulaire. 
Si on n’a pas de ballon à large col, on prend un ballon ordinaire, de 
confenance un peu plus grande, 150 centimètres cubes au moins, de sorte 
que le niveau de l’eau n’arrive pas au niveau du col. Mais, dans ce cas, 
il faut mesurer le volume d’eau à analyser avant de verser cette eau dans 
le ballon : on effectue cette mesure dans une éprouvette graduée ou 
mieux dans un petit ballon jaugé de 100 centimètres cubes. On à soin de 
rincer ensuite à deux reprises avec un peu d’eau distillée qu’on ajoute à 
l'eau à analyser. De même, après ébullition, on reverse l’eau bouillie 
dans la même éprouvette, on rince deux ou trois fois le ballon avec de 
l’eau distillée qu’on ajoute à l’eau bouillie et on parachève le volume pri¬ 
mitif avec de l’eau distillée. 
Le col du ballon doit être très large pour faciliter l’ébullition et 
empêcher les projections d’eau qui seraient inévitables au début avec un 
col étroit. Ces projections seraient une cause d’erreur dans le dosage 
hydrotimétrique. On comprend d’autre part qu’il est plus facile de faire 
les deux mesures de volume dans le même ballon plutôt que d’employer 
un vase gradué intermédiaire. 
b. Chauffage du ballon. — Une simple lampe à alcool suffit. Le 
ballon doit être maintenu par un support quelconque ou au moins sus¬ 
pendu par une ficelle car le col est beaucoup plus lourd que la panse. 11 
est indispensable d’intercaler une toile métallique à mailles fines entre la 
tlanime et le ballon, de manière à régulariser l’ébullition. 
On commence par chauffer avec une forte flamme puis, dès que l’eau 
est sur le point de bouillir on réduit la flamme de manière à éviter un 
début tumultueux. Il est en effet de la plus haute importance d’éviter les 
projections d’eau en dehors du ballon, celles-ci ne manqueraient pas de 
se produire si la flamme était trop forte. Donc surveiller attentivement le 
