G ON 
270 GON 
lativement à un point de repère placé à côté 
du cercle. 
y—— !l 
- 7 !- fin- 2 - 
L’un des Goniomètres les plus parfaits, et 
les mieux appropriés aux recherches miné¬ 
ralogiques est le Goniomètre de Wollaston, 
représenté fig. 2. — Il se compose d’un cer¬ 
cle entier, divisé sur sa tranche en degrés et 
demi-degrés, et placé verticalement sur son 
axe horizontal, que l’on peut faire tourner 
sur lui-même au moyen de la virole 6; le 
cercle participe à ce mouvement, et la quan¬ 
tité de sa rotation se détermine, comme 
nous venons de le dire, par la distance qu’a 
parcourue le zéro de son limbe, relativement 
à l’index d’un vernier fixe v, situé à la droite 
du cercle. Ce vernier est un petit arc de 
cercle, divisé en 30 parties égales, qui ré¬ 
pondent à 29 des plus petites divisions du 
limbe. Il sert à faire connaître le, nombre 
de minutes, qui doit compléter celui de de¬ 
grés et demi-degrés, marqué par le limbe, 
dans le cas où l’index (la ligne O du vernier) 
tombe un peu au-delà d’une de ces divn 
sions : celle des lignes du vernier qui se 
trouve alors coïncider avec une des lignes 
du limbe indique par le chiffre qu’elle porte 
le nombre de minutes qu’il faut ajouter à 
la première lecture. 
L’axe horizontal dont nous avons parlé 
est creux , et il est traversé par un second 
axe que l’on peut faire tourner indépendam¬ 
ment du premier au moyen de la petite vi¬ 
role a. Le prolongement de cet axe intérieur 
à la gauche du cercle se compose de plu¬ 
sieurs pièces à mouvements rectangulaires, 
qui servent à porter le cristal, et à l’ajuster 
convenablement pour que l’arête de l’angle 
soit perpendiculaire au plan du cercle. La 
dernière, de ces pièces a la forme d’une tige 
t, et son extrémité est fendue pour recevoir 
une petite plaque sur laquelle on fixe le 
cristaL 
Supposons maintenant le cristal bien 
ajusté, c’est-à-dire les deux faces de l’angle 
à mesurer, dirigées de manière que leur 
arête d’intersection soit perpendiculaire au 
Cercle ( on verra bientôt comment on rem¬ 
plit cette condition). Que faut-il dès lors 
pour être en état d’effectuer la mesure de 
cet angle ? faire tourner le cristal au moyen 
de la grande virole b, depuis une position 
donnée de l’une des faces, jusqu’à ce que 
l’autre face arrive exactement dans la même 
position. Or, d’après la loi suivant laquelle 
a lieu la réflexion de la lumière, on est sûr 
que les deux faces de l’angle ont pris suc¬ 
cessivement la même direction, si l’œil d’un 
observateur supposé fixe a vu sous le même 
angle , sur chacune d’elles, l’image réfléchie 
d’une ligne de mire parallèle à l’axe de l’in¬ 
strument ; ou, ce qui revient au même, s’il 
a vu cette image réfléchie coïncider dans les 
deux cas avec une seconde ligne de mire pa¬ 
rallèle à la première. 
Ceci posé, voici comment se fait l’opéra¬ 
tion. On place l’instrument sur une table 
en face d’une fenêtre éloignée d’au moins 
3 à 4 mètres , et l’on choisit pour ligne de 
mire supérieure l’un des barreaux les plus 
élevés, tels que gh (fig. 2), ou bien un cor¬ 
don que l’on a tendu horizontalement en 
travers d’une, vitre. On dirige l’instrument 
de manière que son axe soit parallèle à la 
mire que l’on a choisie , et par conséquent 
le plan du cercle perpendiculaire à cette li¬ 
gne. On fixe le. cristal avec de la cire sur la 
petite plaque p, de telle manière que l’une 
des faces de l’angle à mesurer, et par con¬ 
séquent aussi l’arête de cet angle, soient diri¬ 
gées dans le plan delà plaque; il suffit alors 
de faire avancer sur elle-même la tige ^, 
dans un sens ou dans l’autre, pour que l’a¬ 
rête dont il s’agit, que l’on a déjà par tâ¬ 
tonnement rendue autant que possible per¬ 
pendiculaire au plan du cercle, aille passer 
par son centre, si elle était suffisamment 
