272 
GON 
GON 
fondés sur les mêmes principes de physique 
et de géométrie, et ils ne diffèrent entre eux 
que par la nature et la disposition des ob¬ 
jets pris pour mires ou signaux. Parmi ces 
Goniomètres un des plus remarquables après 
celui de Wollaston , est le Goniomètre de 
M. Babinet, que représente la figure sui ¬ 
vante. 
Quelques mots suffiront pour indiquer en 
quoi il se distingue du Goniomètre décrit 
précédemment. Dans le Goniomètre de 
Wollaston , les mires sont des lignes hori¬ 
zontales situées à une grande distance de 
l’instrument, et la première chose à faire, 
quand on veut opérer, c’est de régler la 
position de l’instrument sur celle des mires. 
Dans le Goniomètre de M. Babinet, l’in¬ 
strument porte ses mires avec lui : elles 
consistent dans des fils qui se croisent aux 
foyers des oculaires de deux lunettes, dont 
l’une est fixe, et dont l’autre peut se mou¬ 
voir sur la circonférence du cercle. L’un 
des fils de la lunette fixe fait fonction de 
mire principale. Le plan du cercle peut 
avoir une position quelconque : on peut 
tenir l’instrument à la main , par une poi¬ 
gnée, et le diriger comme on le veut; mais 
il faut commencer par régler la direction 
de la mire principale sur celle du cercle, en 
l’amenant à être parallèle à son plan par 
une rotation convenable du tube de l’ocu¬ 
laire. Mais comment se fait-il que l’on 
puisse prendre pour mire des objets aussi 
rapprochés que les fils de cette lunette, 
tandis que le grand éloignement des si¬ 
gnaux semble être une condition, non seu¬ 
lement favorable, mais encore indispensable, 
pour assurer l’exactitude de la mesure? Cela 
tient à ce que la lunette fixe est accommodée 
pour voir à une grande distance, et qu’au- 
devantdeson oculaire et à une distance beau¬ 
coup plus grande que la distance focale, est 
placée la source de lumière, naturelle ou ar¬ 
tificielle, qui éclaire les fils. Les choses ainsi 
disposées, toute la lumière dont la mire est 
éclairée doit sortir de la lunette sous la 
forme de rayons parallèles. Or, quand l’œil 
reçoit un faisceau de rayons parallèles, que 
le point lumineux qui le donne soit très 
près ou qu’il soit situé à l’infini, le résultat 
est tout-à-fait le même dans les deux cas. 
Ainsi, à l’aide de cette ingénieuse disposi¬ 
tion , un point de mire très voisin produit 
absolument le même effet que s’il était in¬ 
finiment éloigné. 
Dans le Goniomètre de Wollaston, on 
juge que les deux faces de l’angle sont per¬ 
pendiculaires au plan du cercle , lorsque 
chacune d’elles rend parallèles les images 
des deux mires. C’est encore à l’aide d’une 
observation de parallélisme que se vérifie 
la perpendicularité des faces du cristal dans 
le Goniomètre de M. Babinet ; mais ici, l’i¬ 
mage directe n’est qu’un point (c’est le 
point de croisement des fils de la lunette 
mobile) , l’image réfléchie est une ligne 
(c’est l’image réfléchie de la mire princi¬ 
pale, vue par réflexion sur le cristal dans la 
lunette mobile), et l’effet à obtenir consiste 
dans le déplacement de l’image directe, qui 
doit se faire parallèlement à la mire prin¬ 
cipale, lorsque, sans que l’œil quitte la lu¬ 
nette mobile, on vient à mouvoir un peu 
celle-ci à droite ou à gauche. — Le cristal 
étant bien ajusté, on amène l’image directe 
à coïncider avec le fil perpendiculaire à la 
mire principale ; et cette coïncidence exis¬ 
tant pour l’œil placé à la lunette mobile, 
on ne touche plus aux lunettes, mais on 
fait tourner le cristal au moyen d’une ali¬ 
dade, jusqu’à ce que la même coïncidence 
se reproduise sur la seconde face ; puis on 
détermine sur le limbe la quantité de la 
rotation. Ce Goniomètre a l’avantage de se 
prêter facilement aux observations en un 
lieu quelconque, et la nuit tout aussi bien 
que le jour. (Del.) 
GONIOMYCES. Goniomyci. bot. cr. — 
Nom donné par Nees d’Esenbeck à une sec¬ 
tion établie par lui parmi les Champignons, 
et qui correspond à une partie de la famille 
des Urédinées. (J.) 
GONIOPHOLIS. rept. foss. — Voy. cro- 
COD1LIENS FOSSILES. 
